Absolute Messungen über ilen Peltier-Effekt. IL 473 



Um nun diese Fehlerquellen etwas herunterzudrücken, wählte 

 ich den Querschnitt bei den neuen Kombinationen grösser. Während 

 er in I. im Mittel ca. 0,97 cm- betrug, war er jetzt ca. 1,8 cm'-. Da 

 die kleinste vorkommende Wärmeleitfähigkeit 0,12 (Nickel) betrug, 

 so war noch nicht zu befürchten, dass bei der neuen Querschnitts- 

 grösse die isothermen Flächen merklich von der ebenen Gestalt ab- 

 wichen. Überdies nahm ich zur Herstellung der Thermoelemente etwas 

 dünnere Drähte als früher (Eisen 0,2 mm, Konstantan 0,15 mm), so- 

 dass die Bohrlöcher jetzt auch etwas kleiner ausfielen als früher. 



Durch Vergrösserung des Querschnitts wird gleichzeitig noch 

 eine andere Fehlerquelle herabgesetzt, nämlich die Veränderlichkeit 

 der äusseren Wärmeleitung mit der Temperatur, weil — wie in I. S. 

 127 gezeigt wurde — der Einttuss von // bestimmt ist durch die Grösse 



des Ausdrucks l- 4^- = 1/^^ , wenn y den Radius des Stabes bedeutet, 

 f kq \ kr 



also von 1/ — . 



Weil nach den Re.sultaten von I. bei Ausführung derselben Mes- 

 sung mit verschiedenen Stromstärken sich genau übereinstimmende 

 Werte für k resp. 77 ergaben, so wurden in der vorliegenden Arbeit 

 meistens nur eine oder zwei Stromstärken zu ihrer Bestimmung ver- 

 wendet, dafür aber diese Messungen mit noch grösserer Sorgfalt 

 ausgeführt. Das hatte auch noch den Vorteil, dass diese Messungen 

 dann so eingerichtet werden konnten, dass man immer mit demselben 

 Widerstand im Galvanometerkreis auskam, nämlich demjenigen, bei 

 dem die Aichung der Thermoelemente vorgenommen wurde, so dass 

 Reduktionen der Galvanometer-Ausschläge ganz fortfielen (s. I. S. 

 137 und S. 145). So können die Messungen dieser Arbeit wohl 

 noch auf grössere Genauigkeit Anspruch machen als diejenigen von I. 



Es wurden die gleichen Mess-Instrumente benutzt wie in I. bis 

 auf das Galvanometer, das durch einen anderen Typus von Hartmann 

 und Braun ersetzt wurde. Es bestand aus bloss zwei elliptisch ge- 

 formten Spulen, die ein astatisches System von Magneten in Stabform 

 enthielten. Gegenüber dem in I. benützten Galvanometer hatte dieses 

 den Vorteil, dass das Magnet-System schon ' '2 Minute nach Schliessung 

 des Galvanometerkreises beruhigt war, während beim früheren Galvano- 

 meter ca. i V2 Minuten dazu nötig waren. Sein Widerstand betrug 

 Wg = 692, seine Empfindlichkeit s = 6,2 X 10~* pro 1 mm Ausschlag, 

 und seine Grad-Empfindlichkeit war ca. 0°,03, d. h. wenn die Differenz 

 der Temperaturen der beiden Lötstellen der benützten Thermoelemente 

 ca. 0°,03 war, so erfolgte ein Ausschlag von 1 mm für den Fall, dass 



Vierteljahrsschrift d. Naturf. Ges. Zürich. Jahrg. 55. 1910. ;;! 



