Absolule Messiineen über den Peltier-Effekt. II. 



481 



stand des Kreises {wi -+- w,, -\- i\) beträgt. Dieser geschlossene Kreis 

 werde mit „Th. I" bezeichnet. Die Kombination kommt mit der Löt- 

 fläche in die Mitte eines Wasserbades mit der Temperatur /( zu stehen 

 (Kühlwasser-Temperatur = angenommen), während die Enden der 

 Stabkombination und die zweite Lötstelle von ,Th. I" auf Kühlwasser- 

 Temperatur gehalten werden, u wird variiert und mit dem Tliermo- 

 element in der Lötfläche der Stabkombination bestimmt. Der ge- 

 schlossene Kreis dieses Thermoelements werde mit „Th. 11" bezeichnet. 

 Die E. M. K. von „Th. 1° ergibt sich aus dem Ausschlag j\ am Galvano- 

 meter und dessen Empfindlichkeit e: 

 (7) ^(Volt) = (-j.^ . £) (.^p.) X {w, + ■w,j + r,) (Ohm> . 



Die Messungen wurden im Gegensatz zu L so eingerichtet, dass- 

 man bei Änderung von u den Gesamtwiderstand {iv^ K w,]) von „Th. II" 

 und denjenigen von „Th. I", {u\ + h',, + ^i), nicht zu ändern brauchte 

 (der Wert von i\ in I. war hier immer = 0). Es war also keine 

 Reduktion von x'j, (dem Galvanometerausschlag in „Th. II", welcher der 

 Temperatur u entsprach) notwendig ; ausserdem brauchte der Wider- 

 stand u'2 + »',, gar nicht bekannt zu sein, weil die Aichung des Thermo- 

 elements bei dem gleichen Widei'stand vorgenommen wurde. Beide 

 Umstände tragen natürlich zur Erhöhung der Genauigkeit bei. Anstatt 

 die Lötfläche bloss auf Temperaturen > Kühlwasser-Temijeratur (wie 

 in I.) zu bringen, wurden jetzt auch Temperaturen < Kühlwasser- 

 Temperatur benützt. 



Die Resultate der Messungen sind in Tabelle 9 zusammengestellt ; 

 die einzelnen Grössen haben die aus obigem zu entnehmende Be- 

 deutung. 



Tabelle 9. 



dE . 

 Die Kolonne mit , /, zeigt, dass bei diesen Kombinationen schon 



UV ° 



innerhalb 16" die Kurve E als Funktion der TemperaturdifFerenz der- 

 Lötstelleu nicht mehr genau geradlinig verläuft. 



