504 Deinetrius M. Rmiovanovic. 



Wärmeverteilung im Innern des Ofens, welciio nocii erliülit wurde, wenn 

 sicli der zu untersuchende King darin befand, der ja gleichfalls durch 

 seine gute thermische Leitfähigkeit zum vollständigen Ausgleich der 

 Temperatur beitrug. 



Die Homogenität der Temperatur im Innern des Ofens wurde 

 mittelst eines Thermoelementes von Le Chatelier ') geprüft, das aus 

 zwei Drähten — der eine aus Platin und der andere aus einer Legierung 

 von 90" (> Plfitin und 10 "/o Rhodium — besteht, die an ihren, in den 

 Ofen ragenden Enden verlötet sind. Die anderen freien Enden sind, um die 

 erzeugte thermo-elektromotorische Kraft der Lötstelle zu messen, an die 

 Klemmen eines Mikrovoltmeters von Siemens & Halske mit direkter 

 Gradeinteilung angeschlossen. Die beiden Drähte wurden durch Glas- 

 röhrchen von einander isoliert, die, von einer Stativklammer gefasst, 

 auf- und abgeschoben werden konnten, so dass die Lötstelle des 

 Thermoelementes auf eine beliebige Höhe des Ofens einstellbar war. 

 Durch Ein- und Ausschieben der Drähte aus den oberen, rechtwinklig 

 umgebogenen, horizontalen Köhrchenenden, konnte die Lötstelle auch 

 mehr oder weniger von der Achse des Ofens entfernt werden. 



Die Temperaturmessungen, vorgenommen in verschiedenen Punkten 

 in neun aufeinanderfolgenden, 1 cm von einander entfernten Ebenen 

 ergab in den sieben mittleren Lagen eine vollständige Konstanz der 

 Temperatur, in der obersten und der untersten Ebene sank die Tem- 

 peratur bei ca. 400*^ C. um 1° C. Diese Differenz ist vollkommen zulässig, 

 da sie bei tieferen Temperaturen ohnehin noch kleiner wird. In den 

 einzelnen horizontalen Schnitten war die Temperatur vollkommen 

 konstant. 



Eine Aichung des Thermoelementes war nicht notwendig, da es 

 sich nur um relative Temperaturunterschiede handelte. 



5. Tcmppraturnies.seüiric/ifiiiiy. 



Bei den Versuchen wurde die Temperatur mittelst eines Platin- 

 widerstandsthermometers T von W. C. Heraeus in Hanau gemessen. 

 das, wie schon angedeutet, durch die zentrische Ofifnung L im unteren 

 Heizboden in das Innere des Ofens eingeführt wurde. 



Das Widerstandsthermometer besteht in seinen hauptsächlichsten 

 Teilen aus einer über eine Quarzglasröhre von 2 mm Durchmesser 

 gewickelten Spirale aus chemisch-reinem, dünnen Platindraht, die sich 

 über eine Länge von 55 mm erstreckt. Das Ganze ist in eine Quarz- 

 glasröhre von 4 mm Durchmesser eingeschlossen, die unten auf 6 mm 

 erweitert ist, um den beiden ca. '/^ mm starken Zuleitungsdrähten 



') Le llhatelier et Bniidouard : Mesuie des lempi^ralures elevees, 19(X). 



