500 üemetiius M. Hiidovanovic. 



Temperatur berechnen, die, in Funktion des Widerstandos ir, auf- 

 getragen, die Aicliungskurve dos Tliernionicters gibt. 



Ein Messdralit ans K'onstantan, ein VViderstandskasten von llart- 

 niann und Hraun, ein Galvanometer und ein Akkumulator dienten, 

 mit dem Platinwiderstands-Thermomoter zu einer Wheatstone'schen 

 Brücke vereinigt, zur Bestimmung des Widerstandes lu, der Platin- 

 spirale und damit der Temperatur im Ofen. 



Auf der Messbrücke von l m Länge ist ein Schleifkontakt ver- 

 schiebbar, der, mit dem Nullpunktgalvanometer verbunden, bei Nullage 

 desselben den Messdraht in zwei Teile teilt, die im gleichen Ver- 

 hältnis stehen, wie der als Vergleichswiderstand dienende, genau 

 geaichte Widerstandskasten und der Widerstand des Platin-Thermo- 

 meters. 



Zur Aichung des Messdrahtes wurden zwei mit den Klemmen 

 eines Galvanometers verbundene, auf dem Messdraht verschiebbare 

 Schneiden in konstantem Abstand von 5 cm benützt. Wird durch 

 den Messdralit ein konstant gehaltener Strom geschickt, so zeigt das 

 Galvanometer einen, der Potentialdifferenz der beiden Schneiden ent- 

 sprechenden Ausschlag an, der bei vollständiger Homogenität des 

 Drahtes für jede Stellung der Schneiden konstant ist. Der Draht 

 wurde nun in eine Anzahl gleicher Teile, gleich der Entfernung der 

 beiden Schneiden, geteilt und die der Potentialdifferenz dieser Teil- 

 stücke proportionalen Ausschläge gemessen. Durch Division der 

 Summe der Ausschläge bis zum //'"' Teilstück durch das Mittel aus 

 der Summe sämtlicher Ausschläge wurde der korrigierte Wert der 

 Messdrahtlänge bis zum n'"' Teilstück und daraus die jeweilige Kor- 

 rektur gefunden. 



Da die Zuieitungsdrähte vom Widerstandsthermometer bis zur 

 Messbrücke einige Meter Länge hatten, so wurde deren vorher ge- 

 messener Widerstand berücksichtigt und jewcilen in Abzug gebracht. 



6'. Elektro-mayiu'ti seile Me.ssei)iric/ifiin(/. 



Primärer Stromkreis. Die primäre Bewicklung des Nickelringes 

 wurde mit Strom aus zwei Akkunnilatoren gespeist, welcher die nötigen 

 Regulierwiderstände und einen Kommutator passierte. Seine Messung 

 erfolgte mit einem Milliamperemeter von Siemens und Halske. das 

 vorher genau geaicht wurde. 



Zur Aichung dienten ein Normal widerstand der physikalischen 

 Reichsanstalt und ein Kompensationsapparat der ,Land und Seekabel- 

 gesellschaft Nippes-Küln". Letzterer beruht auf dem Prinzip der 

 Kompensationsmethode von Poggendorff' und erlaubt durch Vergleich 

 mit einer bekannten elektromotorischen Kraft und unter Zuhilfenahme 



