Die anfängliche Suszeptibilitiit von Nickel in AbhiUifjigiceit von der Temperatur. 507 



eines Galvanometers von Deprez-d'Arsonval Potentialdiffeienzen in 

 einfachster Weise zu messen. 



Der Widerstand wurde nun mit dem zu aichenden Amperemeter 

 in den gleichen Stromkreis geschaltet, und die Potentialdiiferenz an 

 den Enden des Widerstandes mit dem Kompensationsapparat gemessen, 

 dessen Skala Ablesungen von einem Tausendstel gestattet. 



Im primären Stromkreis war noch eine Einrichtung angeordnet, 

 um den Nickelring mit langsam abnehmendem Wechselstrom voll- 

 kommen entmagnetisieren zu können. 



Sekundärer Stromkreis. Im sekundären Stromkreis des Nickel- 

 ringes befanden sich ein Galvanometer von Deprez-d'Arsonval und 

 eine Dämpfungsspule'), welche sich vorteilhaft ei'wies, da das Galvano- 

 meter an sich nicht gedämpft war. Dieses hatte ein sehr kleines 

 Interferricum und eine leichte, mit genügend grosser Anzahl Win- 

 dungen versehene Spule ohne Dämpfungsrahmen. Aufhängedraht 

 und Feder von 0,17X0,008 mm" Querschnitt waren aus Phosphor- 

 bronze und hatten je den gleichen Widerstand von 9,5" wie die Spule. 

 Die Skala zur Beobaclitung der Ausschläge befand sich vier Meter 

 vom Galvanometerspiegel entfernt, wodurch die Genauigkeit der Ab- 

 lesung noch vergrössert wurde. 



Das Galvanometer zeigte, wie weiter unten angeführt wird, so 

 gute Resultate, dass von einer Korrektur k für die Proportionalität 

 der Ausschläge in der Gleichung 



abgesehen werden konnte. In obiger Gleichung ist Ö der beobachtete 

 und d der korrigierte Ausschlag; das Glied mit Ö^ entfällt, wenn die 

 Nullage so eingestellt wird, dass die Aussehläge symmetrisch ausfallen. 

 Die Aichung des Galvanometers wurde mit einem Solenoid voll- 

 zogen, durch das ein konstant gehaltener Strom geschickt wurde, der 

 beim Kommutieren in einer über das Solenoid zentrisch geschobenen 

 Spule einen Induktionsstrom erregte, der in dem mit der Spule ver- 

 bundenen Galvanometer einen Ausschlag hervorrief. Bei vollkommener 

 Proportionalität müssen die Ausschläge beim Kommutieren des primären 

 Stromes doppelt so gross sein, als allein beim Öffnen oder Schliessen, 

 da die Elektrizitätsmenge, die im ersten Fall die Galvanometerspule 

 durcheilt, doppelt so gross ist, als im zweiten. Die Stromrichtuug 

 wurde sowohl im Solenoid, als auch in der sekundären Spule umge- 

 kehrt, um etwaige Fehlereinflüsse zu elimiiiiei-en, was jeweilen vier 

 Bestimmungen erforderte. 



') Roulan.l: Phil. Ma^'. IST.i. V„|. M.VI, p. l-tT. — Ewing: ioc. cit. Ch. lil. 

 p. 63. 



