Die anfängliche Suszeptibilität von Mckel in Abhängigkeit von der Temperatur. 509 



sammenhang, wie in Abschnitt (1) erwähnt, dem Galvanometeraus- 

 schlag a proportional ist: 



2F^Cwa. 



Aus diesei- Gleicliung und Gleichung (2) kann nun die Induktion 

 B bestimmt werden; die Galvanometerkonstante C und der Wider- 

 stand w des sekundären Stromkreises werden dabei eliminiert. 



B = -4— • ■'■ (5) 



Die im Abschnitt 3 erwähnte Oxydation des Kupferdrahtes und die 

 dadurch bedingte Widerstandsänderung des sekundären Stromkreises 

 wurde durch jeweilige Aichung der Galvanometer-Ausschläge vor und 

 nach jedem Versuch eliminiert. 



7. Empfindlichkeit und Genanif/kcitsf/rad . 



Temperaturmessung. Die Empfindlichkeit des Nullpunkt- 

 galvanometers war so gross, dass am Messdraht 0,1 mm genau ein- 

 gestellt werden konnten, was einer Genauigkeit von 0,2° entspricht. 

 Dieser Genauigkeitsgrad war mehr als ausreichend, da infolge An- 

 wendung von Wechselstrom zum Heizen Temperaturschwankungen von 

 ' 2° nicht vermieden werden konnten. 



Elektro-magnetische Messungen. Bei Beuiitzung von Strom- 

 stärken, die eine genaue Nadeleinstellung auf einen Teilstrich des 



In Anbetracht der geringen Spulenbreite im Verhältnis zur Solenoidlänge ist 

 es zulässig, alle Windungen in der Spulenmittelebene anzunehmen. 



Der Cosinus des Winkels dieser Verbindungsgeraden JJ mit der Solenoidachse ist 



' nr 



+ .V- 



Um die Anzahl der Kraftlinien durch die ausserhalb des Solenoidciuerschnittes 

 liegende Ringfläche der sekundären Spule für eine Windung zu erhalten, niuss der 

 Ausdruck für ^ H über diese Hingfläche integriert werden. 



Fia=tqnL ' — 



Die durch die Hingfläclie parallel zur Solenoidaeh.se gehenden Kraftlinien für N' 

 Windung der sekundären Spule sind somit 



Diese müssen nun von den durch die Solenoidfläche gehenden Kraftlinien 



jF, = .ljr[l-l(^'y]„/,yiV-' 

 subtrahiert werden, um F zu erhalten. 



