ölO Deinelrius M. Hiidovaiiovic. 



Ainiioremetors iin pi-imäron Stronikroist! gostatton, beträgt der Fohler 

 in den gemessenen Feldstärken II nur 1 bis 2 7oo. 



Werden bei der Ablesung der Galvaiionieterausschläge Fehler 

 von 0,1 mm zugelassen, so sind die Werte der Induktion B im Mittel 

 auf 5" 00 genau. Die gleiche Genauigkeit wird auch bei den Suszep- 

 tibilitätswerten A' erzielt. Da die Galvanometerausschläge mit wachsen- 

 der Temperatur zunehmen, so wächst damit auch der Genauigkeits- 



•V. Allfji'ntciiK' I)isj)osifi(>i/. 



Die Skala zur Ablesung der Galvanometerausschläge war, wie 

 schon angedeutet, ca. 4 m vom Spiegel des Galvanometers entfernt. 



Auf einem Tisch befanden sich die Dämpfungsspule für das 

 Galvanometer, die Messbrücke und eine zweite Skala für das NuU- 

 puaktgalvanonieter der Temperaturmesseinrichtung; ferner die Wippe 

 zum Kommutieren des primären Stromkreises, die Amperemeter und 

 Regulierwiderstände des Heizstromes und des primären Stromkreises. 



Der Ofen mit dem Nickelring war auf einem Nebentisch auf- 

 gestellt. 



Es war somit möglich von einem Platze aus den Verlauf der 

 Experimente zu überwachen und die einzelnen Messinstrumente zu 

 beobachten und abzulesen. 



II. Versuchsdurchführung. 



Zur Ermittelung der anfänglichen Suszeptibilität für verschiedene 

 Temperaturen waren folgende Operationen notwendig: 



Nach dem Erwärmen des Nickelringes auf eine bestimmte kon- 

 stant gehaltene Temperatur wurde 



auf der Messbrücke die Temperatur des Nickelringes ermittelt, 

 am Milliamperemetor die Stromstärke ( des primären Stromes und 

 am Galvanometer des sekundären Stromkreises die Ausschläge x 

 beobachtet. 



Dann wurden berechnet: 



Die mittlere Feldstärke //,„ aus i nach 



JJ... = 



)> N, 



nogn (;:;)• (1) 



Die durch JJ,„ hervorgerufene Induktion B aus ,»• nach 



B=-'J—-.r. (5) 



Die Magnetisierungs-Intensität / aus />' und //„, nach 



J= ^ -"'■' ■ (3) 



