Die anf;ingliche Suszeptibilitiil von Nickel in Aliliiiiigigkeit von iler Teniijeratur. ^t'll 



Fig. 6 zeigt einen Magneten des iDhysikalisclien Institutes der 

 eidg. polytechnischen Schule in Zürich; die Untersuchungen wurden 

 mit einem kleineren, gleicher Konstruktion') durchgeführt. In Fig. 7 

 ist ein Querschnitt durch den Magneten dargestellt. 



Zur Bestimmung der Magnetisierungsintensität / ist eine genaue 

 Kenntnis des magnetischen Feldes H in absoluten Einheiten unbedingt 

 erforderlich. Solche Feldmessungen werden mittelst der elektromag- 

 netischen Waage von Cotton^) vorgenommen. 



Da es sich hier aber nur um die Bestiinnmng des Umwandlungs- 

 punktes und die relative Lage der Magnetisierungsintensitäten / zu 

 einander handelte, wozu die Kenntnis von / in absoluten Einheiten 

 nicht erforderlich war, so wurden die Feldstärken nicht direkt gemessen, 

 sondern nach Angaben von A. Perrier benützt. 



Es sei noch erwähnt, dass zur Erlangung des gleichen, einer 

 bestimmten Stromstärke des Spulenstromes entsprechenden Feldes 

 eine gänzliche Entmagnetisierung der Eisenkerne unbedingt erforder- 

 lich ist. Nur dadurch lässt sich für sehr kleine Felder eine Genauig- 

 keit von I °/a erreichen, was als äusserste Genauigkeitsgrenze für 

 Feldmessungen solch kleiner Werte angesehen werden kann. 



Die Entmagnetisierung erfolgte durch Wechselstrom von 50 Pe- 

 rioden, dessen Intensität vermittelst Regulierwiderständen ganz lang- 

 sam bis zu Bruchteilen von Ampere vermindert wurde. 



Dadurch war die Möglichkeit gegeben, sämtliche Untersuchungen 

 von den starken Feldern, wie sie die Sättigung erfordert, bis zu den 

 ganz schwachen mit dem gleichen Apparat durchzuführen. 



^■V. ApjxD'df zur Mi'ssii/ifj (/er 2Ia(jii('tisierun(j>i-ItiteiiaitäP). 



Der Apparat (^s. Fig. 8), welcher das Ellipsoid trägt, ist um eine 

 vertikale Achse drehbar, die mit der Drehachse des Elektromagneten 

 zusammenfällt. Zwei feste, gegeneinanderschauende Stahlspitzen, p und 

 p , um die sich der Apparat mittelst Saphirlagern dreht, fixieren die 

 Achse im Raum. 



Der drehbare Teil besteht in der Hauptsache aus einem auf der 

 unteren Stahlspitze aufruhenden Kupferstab (/, der am oberen Ende 



') A. Peirier: These, Zürich 1909, p. 15. 



\ Cotton: .J. de phys. 1900. l. IX., 3" ser., p. 383. — Cotton: lEdaimge elec- 

 Irique lS9i, t. XXIV.. p. "2.57. — Photograph. Abbildung: Weiss et Cotton: Le Ha- 

 dium 1907. p. 204. 



') F. G. Baily: Phil. Transactions 1896, t. CLXXXII., p. 71.5. — F. (i. Baily: 

 Electiician 1894, t". XXXIIl, p. 516. — P. Weiss et V. Planer: J. de phys 1908, 

 t. VII. 4" ser., p. 5. — P. Weiss: J. de phys. 1905, t. IV. 4"' ser., p. 835. — A. Perrier: 

 These, Zürich 1909, p. 17. — S. aufh : Archives des Scs. Phys. et Nat. 1909, t. XXVII. 

 — F. H et'g: These, Zürich 1910, p. 1.5. - S. auch : Archives des Scs. Phys. et Nat. 1910, 

 I. XXVIII. 



