528 



Demetiius M. Madoviiiiovic. 



ZU einem Rahnion ausgebildet ist, um den Tragarm der zweiten Stalil- 

 spitze zu umgreifen. Der Kulimen trügt in einer Klemmvorrichtung 

 ein l'oizellanstiibchen mit dem yilbersupport zur Befestigung des zu 

 untorsnclicnden Ellipsoides A'. Am Kupferstab sind ferner noch befestigt 

 ein konkaver Spiegel m für die Ablesung der Ablenkungen auf einer 

 zwei Meter entfernten Skala und eine Dämpfvor- 

 richtung aus Aluminium, deren Flügel in Petroleum 

 tauchen' ). Die dem Drehmoment des Ellipsoides 

 entgegenwirkende Spiralfeder ist mit ihrem 

 inneren Ende am drehbaren Teil des Apparates 

 befestigt. Ihr äusseres Ende ist mit einem King 

 verbunden, der nach Einstellung der gewünschten 

 Nullage in einem zweiten unbeweglichen Ring 

 festgeklemmt werden kann. 



Der ganze Apparat ist auf einer Messing- 

 platte angeschraubt, die auf einem durch Schrauben 

 horizontal einstellbaren Holzrondell rulit(s. Fig. 6). 

 Bei den Messungen in den schwachen Feldern 

 war es nötig, den aus Kupfer bestehenden Rahmen 

 durch einen wesentlich leichteren aus Holz zu 

 ersetzen, um die Reibung in den Spitzen zu ver- 

 kleinern. 



i'K Elektrisrher Ofen. 

 Zur Verwendung kam ein Ofen F (s. Fig. 8), 

 wie ihn A. Perrier und später auch F. Hegg') 

 in ihren magneto-thermischen Arbeiten mit Erfolg benützten. Der- 

 selbe besteht aus einem vertikalen, oben geschlossenen Zylinder aus 

 1 mm starkem Silberblech von 14 mm innerem Durchmesser und von 

 ca. 80 mm Höhe. Als Material wurde deshalb Silber gewählt, weil 

 es ein gegen Magnetismus indifferentes Metall ist, die Wärme gut 

 leitet und sich nicht oxydiert. Ülier dem Zylinder wurde in einer 

 Höhe von 75 mm blanker Platindraht für den Heizstrom bifilar ge- 

 wickelt, dessen Spiralen vom Silbeimantel durch eine Schicht Glimmer 

 isoliert und von einander durch Kaolinpaste getrennt waren. Das 

 Ganze wurde mit einer Mischung von Kaolin und Wasserglas in 

 mehreren Schichten bestrichen. 



') Die niimpfvori'iclitung ist in V'v^. S niclit aiijjegelien. Siehe A. Perrier: 

 Thise, Zürich IIKIÜ, Fig. i, p. 17. 



-) Au.s F. Hegg: Thfese, Zürich I'JIO. 



^) Weiss et Heck: J. de pliys. 11(08, 4- ser.. t. VII, p. ö. — A. Dumas: These, 

 Zürich 1908. — A. Perrier: Thäse, Zürich 1909. — F. Hegg: These. Zürich 1910. 

 — S. auch: P. Curie: These, mars 1905, Gauthier ViHars. — P. Curie: Oeuvres 

 publ. par la Soc. franc. de Phys. 



Fig. H-). 



Apparat zur Messung der 

 Jtagnetisierungs- 



Intensität. (Elektr. Ofen 

 im Ouerschnittt.) 



