Die anfängliche Suszeptibilitäl von Xickel in Abhängigkeit von der Temperatur. 52S> 



Die Aichung des Ofens wurde mit einem Thermoelement C ( s. Fig. 8) 

 auf ähnliche Weise vollzogen, wie im ersten Teil der Arbeit beschrieben, 

 und diejenige Partie des Ofens gesucht, in der die Temperatur voll- 

 kommen konstant ist. In einem Abstände von 0,5 cm von der Decke 

 des Ofens ergab sich ein Raum von 15 mm Höhe, in dem die Tem- 

 peratur bei 600° C. nur um 0,5° variierte. 



Der Ofen wurde dann so eingestellt, dass das Ellipsoid und die 

 Lötstelle des Thermoelementes in diesen Raum zu liegen kamen. 



20. Tenipej'dtuniU'ssi'i/in'cJifimg. 



Die Temperaturmessungen erfolgten mit einem Thermoelement 

 von Le ('hatelier, dessen Drähte durch Hartglas von einander isoliert 

 am Mantel des Ofens so befestigt wurden, dass die Lötstelle in nächster 

 Nähe des Ellipsoides zu liegen kam. 



P.Weiss bringt in neuester Zeit die Lötstelle direkt mit dem Ellip- 

 soid in Berührung, wodurch absolute Gewissheit über die Temperatur 

 des Körpers selbst erreicht wird. Die beiden Drähte, durch Quarzglas- 

 röhrchen isoliert und längs des Porzellanstäbchens nach abwärts aus 

 dem Ofen geführt, machen dann die Drehungen des Apparates mit, 

 während ihre freien Enden unbeweglich in zwei durch Eis gekühlte, 

 mit Quecksilber gefüllte Glasnäpfe tauchen. Um bei der Drehung 

 den hemmenden Einfluss auf das Moment möglichst klein zu halten 

 sind die beiden Drähte zwischen den beweglichen Quarzglasröhrchen 

 und den unbeweglichen Glasnäpfen in elastischen Spiralen gewunden. 



Eine ähnliche Einrichtung wurde auch hier versucht, um die 

 Lötstelle des Thermoelementes mit dem Ellipsoid in Berühi'ung zu 

 bringen. Doch musste dem hemmenden P]influss der beiden Drähte 

 auf das Drehmoment, der dort bei den Untersuchungen in sehr starken 

 Feldern vernachlässigbar war, mehr Beachtung geschenkt werden, da 

 es sich hier um bedeutend schwächere Momente handelte. 



Die Drähte wurden am Rahmen des Apparates zur Messung 

 der Magnetisierungs-Intensität nach abwärts und längs der Arme 

 der Dämpfvorrichtung radial nach auswärts geleitet und tauchten 

 mit ihren Enden beweglich in weite Quecksilbernäpfe. Bei der Be- 

 wegung der Drahtspitzen im Quecksilber zeigte sich jedoch eine so 

 grosse Reibung, dass eine genaue Einstellung des Ausschlages nicht 

 zu erreichen war. Es musste daher von dieser Einrichtung Abstand 

 genommen und mit der am Ofen befestigten Lötstelle, wie eingangs- 

 beschrieben, die Umgebungstemperatur des Nickelellipsoides gemessen 

 werden (s. Fig. 8). Dies ist auch vollkommen zulässig, wenn vom 

 Anwärmen bis zur Messung genügend Zeit aufgewendet wird, um 

 sicher zu sein, dass das Ellipsoid die Ofentemperatur angenommen hat. 



