,'j30 I>eniolrius M. R.idovanovic. 



Zur Messung der thermo-elektroinotorischen Ki'al't des Thennoele- 

 mentes diente ein Kompensationsapparat der ,Land- und Seekabel- 

 gesellsohaft, Nippes-Köln" und ein Galvanometer Deprez-d'Arsonval 

 zur Verwiiklichung der Konii)Cnsation. Hei Anwendung der Null- 

 punktsmethode entfällt jeder Eintluss der Widerstandsänderung der 

 Leiter vom Tiiernioelement zum Galvanometer. 



Zur Aiehung des Thermoelementes wurden genau bekannte Schmelz- 

 und Siedepunkte benützt. 



Die beiden Drähte wurden, durch Hartglasröhren von einander 

 getrennt, mit der Lötstelle in ein weiteres, unten zugeschmolzenes 

 Hartglasrohr gebracht und so in die Substanz, dessen Schmelzpunkt 

 zu ermitteln war, eingetaucht. Der mit der Substanz gefüllte Chamotte- 

 tigel wurde in einem Chaniotteofen von Perrot gestellt und erhitzt. 

 Bei Anwendung einer genügenden Menge der Schmelzmasse hält sich 

 sowohl beim langsamen Erhitzen, als beim Erstarrenlassen die Tem- 

 peratur des Schmelzpunktes ziemlich lange, was eine genaue Bestimmung 

 der thermo-elektroinotorischen Kralt erleichtert. 



Die nachfolgenden Fixpunkte dienten zur Bestimmung der Aich- 

 ungsknrvc und ergaben die thermo-elektromotorischen Kräfte: 



Die durch diese Punkte erhaltene Kurve wurde mit derjenigen von 

 •der technisch-physikalischen Reichsanstalt in Berlin für solche Thermo- 

 elemente gegebenen verglichen, um Interpolationen von Zwischen- 

 punkten durch den Parallelisnuis der beiden Kurven zu erleichtern. 



21. Eiiqiji)i<lli<lik('il und (iciKiiiii/kcilsif/rad. 



Die Federn am Apparat zur Messung der Magnetisierungs-Litensität 

 wurden so gewählt, dass die beobachteten Ablenkungen auf der Skala 

 100 bis 200 mm betrugen, was für die relativen Messungen, auf 

 die es hier nur ankam, bei Zulassung eines Ablesungsfehlers von 

 0,1 mm, eine Genauigkeit von 1 — 2 ° oo ergibt. Da die Ablenkungen 

 mit /- proportional sind, so sind für die /-Worte die relativen Fehler 

 nur halb so gi'oss. 



Der Kompensationsapparat der Temperaturmesseinrichtung ist so 

 konstruiert, dass noch Zelintelgrade mit einem Thermoelement von 



