46 Wolf, astronomische Mittheilungen. 



wodurch für die 2'" starke Quecksilbersäule gerade die Capillar- 

 depression compensirt wird. Am Deckel des Gehäuses befindet 

 sich inwendig ein Quecksilberthermometer mit Doppelscale nach 

 Deluc (Reaumur) und Fahrenheit, und dabei ist die Anweisung 

 beigeschrieben, dass man für jeden Deluc-Grad über Null von 

 der Barometer-Ablesung Vis'" zu subtrahiren, für jeden unter 

 Null ebensoviel zu addiren habe, was strenge genommen aller- 

 dings nur für Barometerstände in der Nähe von 26" richtig 

 sein dürfte, aber immerhin eine leidliche Temperatur-Correction 

 repräsentirt. Wahrscheinlich soll auch der feste Nullpunkt des 

 Barometers bei einem Barometerstande von 26" im Quecksilber- 

 niveau des Gefässes liegen, und für benachbarte Stände da- 

 durch annähernd in dieser Lage erhalten werden, dass der 

 obere Durchmesser des sich dann allerdings nach unten stark 

 verjüngenden Gefässes volle 18"' beträgt, also dessen Quer- 

 schnitt bei 81 mal so gross als derjenige der Röhre ist; es mag 

 diess bei einem für die Meereshöhe von ö'/s bis 6V2 Hundert 

 Meter (d. h. für Bern und Umgebung, wo dasselbe, wie wir so- 

 fort hören werden, gebraucht werden sollte) bestimmten Stations- 

 barometer angehen, und zu einem eigentlichen Reisebarometer 

 scheint das vorliegende Instrument auch wirklich nicht bestimmt 

 gewesen zu sein. — Noch mag einerseits erwähnt werden, dass 

 die Deluc-Scale von + 100 bis — 40° reicht, — dass bei 80° 

 die Inscription »Eau bouillant, le ^ ä 27 pouces 9 lignes" 

 steht, — bei 39° »Senegal«, — bei 31° »Paris 1753«, — bei 25° 

 »Bains«, — bei 17° »chambre de malade», — bei 13° »Poele 

 cliaud«, — bei 10° »Tempere«, — bei 0° »Glace« — bei —10° 

 »Paris 1740«, — bei —15° »Paris 1709«, — bei —16° «Paris 

 1776«, — und bei — 19° »Paris 1788«; und anderseits dass 

 gegenüber der Barometerscale zum üeberfluss ein verstellbares 

 Blättchen von IV2" Länge angebracht ist, auf welchem man von 

 oben nach unten die Folge „T. See, — B. Fixe, — B. Tems, 

 — Variable. — Pluie V., — Gr'^« Pluie, — Tempete" liest. — 

 Schliesslich bleibt zu bemerken , dass der Werth dieses Baro- 

 meters noch wesentlich dadurch erhöht wird, dass ihn der Vater 

 des Donators, der Professor und Dekan Samuel Studer von 

 Bern (vgl. Biogr. III 409 — 422), welchem man (vgl. Bern. 

 Mitth. 1855 pag. 28—51 und den Supplementband zu den Schweiz. 



