2,8 Descrizione di un nuovo Circolo Ripetitore ecc. 

 dalla mancanza di tempo , si giudichi erroneamente della 

 posizione della bolla del livello, e che si trascurino alcune 

 di quelle precauzioni nel maneggio dell' istrumento , che 

 possono contribuire alla maggiore esattezza delle misure. 



So bene che essendo l* errore del livello di un genere 

 non costante, la sua influenza colle moltiplicate ripetizioni se 

 non si annichila, deve almeno riescire insensibile. Tale com- 

 penso però essendo l 1 effetto di pura probabilità, resterà sem- 

 pre dubbioso dopo le poche osservazioni eseguibili nell'in- 

 tervallo di alcuni minuti ; e parmi che mal si apporrebbe 

 colui che trovando due misure differenti di una medesima 

 altezza , negasse che neh' errore avesse parte alcuna il li- 

 vello , perchè la regolarità delle serie ì-ende ciò poco pro- 

 babile. La probabilità del contrario non esclude la possibilità 

 del fatto , e i difetti riconosciuti nei livelli bastano a farne 

 temere la cattiva influenza^ quando non venga positivamente 

 dimostrato che ad altre cagioni debbano attribuirsi gli errori. 



Comunque sia io ho creduto che si potessero evitare 

 le difficoltà immaginando un nuovo artifizio colf ajuto del 

 quale la ripetizione degli archi facendosi indipendentemente 

 dalle osservazioni degli astri;, e dal loro movimento, fosse 

 permesso di prolungare a piacere le ripetizioni di altezza 

 senza essere astretti ad un tempo limitato. Or questa mia 

 idea essendosi già da me praticata, ho stimato non immeri- 

 tevole di descrizione il nuovo mio istrumento , il quale al 

 vantaggio di cui si è fatto menzione ne unisce pure alcuni 

 altri, e particolarmente quello che per dar compimento a 

 qualunque osservazione basta una sola persona., mentre due 

 se ne richiedono per 1' uso degli ordinar] cerchj ripetitori. 



La figura disegnata in prospettiva mostra la costruzione 

 del circolo ripetitore in altezza ed in azimuth, che serve al 

 doppio uso astronomico, e geodetico. Il circolo azimutale 

 interno che porta i nonj è attaccato stabilmente ad un ro- 

 busto asse d'acciajo AB, il quale s'introduce in una co- 

 lonna di bronzo che fa parte del piede. 



