(ao) 



cision, aux meilleurs instruments de cette espéce. Eii opérant 

 dans des conditions convenables, on peut évaluei" des difFéren- 

 ces qui ne dépassent pas 0,00 1 de millimétre. 



Ces deux instruments ont été construits par M/ Perreaux; 

 M/ Bianchi s' est exercé à leur maniement sous la direction 

 de cet habile Artiste. 



3.° La Balance a été construite par M."^ Deleuil sur le mo- 

 déle qui est généralement adopté ici; cependant un perfection- 

 nement important y' a été aperte. Dans les balances ordinaires 

 la colonne verticale qui porte le fléau, pose sur une base en 

 bois, laquelle en se déformant avec le temps ou par 1' humi- 

 dité, détruit 1' ajustement de 1' appareil. Dans la balance exé- 

 cutée pour le Duché de Modéne, la colonne pose sur une 

 base en l'onte de fer, munie de vis calante, ce qui assure, à 

 la fois, la stabilite et l' invariabilité de ses parties essentielles. 

 Nous nous sommes assurés que cette balance, chargée de i 

 kilogramme sur chaque plateau, accuse nettement le J milli- 

 gramme. Le maximum de charge sur chaque plateau ne doit 

 pas dépasser a kilogrammes. 



Les mesures étalons consistent : 



i.° en ti'ois métres à bouts, en laiton, construits par M.' 

 Perreaux ; 



2,.° en trois kilogrammes en laiton, confectionnés par M."^ 

 Deleuil, et ayant la forme adoptée en France. 



Nous allons décrire les opérations de vérification aux quel- 

 les ces mesures ont été soumises. 



COMPARAISON DES MÉTRES ÉTALONS. 



Les Métres étalons ont été ajustés par V Artiste jusqu' à 

 ce ils ne presentassent, par rapport au métre normal, que des 

 différences s' elevant au plus à o, oo3 de millimétre. Ils ont 

 été comparés, ensuite sur 1' excellent comparateur de Gambey 

 appartenant à 1' Observatoire de Paris, 



i." avec le métre étalon à bouts, en platine, du Bureau des 

 longitudes. 



