)( 70 )( 



quello eliti rcs(a all' asse otlico dopo averlo corretto de' suoi 



due errori : 



e finalmente 1' errore di verticalilà dello strumento. Le quali 



l'I 

 cose sommano a ben altra cifra che 0,001 ! 



b) che noi abbiamo supposto esatte le quantità bc e cg , 

 nel tempo che esse sono affette dai loro errori, i quali hanno 

 ancora la loro influenza. 



Laonde deduciamo che, nelle condizioni le più favorevoli 

 di costruzione e di osservazione, lo strumento in parola mena 

 tale un errore nelle mediocri distanze da non poterne fare uso 

 alcuno. 



Quanto poi abbiam detto circa l' inesattezza accidentale 

 ed assoluta del lineamefro, ci pare che basti onde non intrat- 

 tenervi davvantaggio sulla multiplicità di operazioni e di cal- 

 coli che r uso di tale strumento richiede nelle misure meno 

 semplici di quella da noi considerata , come a mo' di esem- 

 pio sarebbe il trovar la distanza orizzontale ira la sommità di 

 un colle ed un oggetto nel piano, od altro di simile; nei quali 

 casi il più destro Topografo si vedrebbe impacciato a ravviarne 

 il bandolo. Epperò tornaci dispiacevole dover conchiudere che 

 il liueamctro non ha tali qualità da offerire molto frutto alla 

 scienza, e da coronare la fatica del suo inventore. 



Addi 19 Aprile 1857. 



Federigo Schiavoni. 



Il presidente cav. de Renzi ha informato l'Accademia delle 

 nuove opinioni intorno alle malattie contagiose, esposte re- 

 centemente dal professore Angelo Bò da Genova, e delle os- 

 servazioni fatte in contrario dalla facoltà medica del nostro Su- 

 premo Magistrato di salute; essendo egli medesimo il relatore. 



