J 



30 



giante, che la bolla del lermometro riceve alla sua superficie, impedisce sensi- 

 bilmente questo grado di raffreddamento : in primo luogo per essere mollo rapi- 

 do il passaggio dell'aria, il che fa si che la quantità del calorico, che il termo- 

 metro riceverebbe per Irradiazione da un poco lontano inviluppo che fosse pur 

 caldo come i corpi esterni , sia piccola cosa in confronto del calorico eh' esso 

 lermometro riceve dalla molta aria passante, e rimette al molto vapore che si 

 forma; e in secondo luogo perchè l'irradiazione calorifica, che effettivamente il 

 lermometro riceve, proviene da un inviluppo di tela raffreddalo anch'esso quasi 

 allo stesso grado per una simigliante evaporazione. Peraltro io stimo utile che 

 fra il detto inviluppo più esterno e staccato , e la tela che riveste ad immediato 

 contatto il termometro, non vi sia un intervallo troppo sottile, né troppo irrego- 

 lare ; poiché non mi par bene che l'aria stata a contatto d'esso inviluppo esterno 

 venga rimbalzata su '1 lermometro, non essendo esso inviluppo esattissimamente 

 si freddo come la bolla, e giovando perciò che tale aria rimanga a canto all' in- 

 viluppo medesimo per tutta la di lui breve lunghezza. Con queste disposizioni 

 adunque rimane tolto quasi interamente il dannoso effetto dell' irradiazione. 



Anche qui è ragionevole il timore che al raffreddamento prodotto dall'eva- 

 porazione non se ne aggiunga altresì di quello dovuto alla rarefazione dell' aria 

 asnirala. E qui, se non fossevi qualche causa contrarla, l'effetto non sarebbe 

 trascurabile, polendo arrivare, nell'uso ordinario dello strumento particolare da 

 me fatto costruire, a 0, 14 di grado di Réaumur (vedi nell'Appendice IL). Però 

 avendo cercato di farne sperienza, rarefacendo l'aria sino a soffrire talvolta una 

 quadrupla perdita di densità, non ho, come già dissi, trovato nulla che mi accer- 

 tasse d' un tale raffreddamento ; anzi le sperienza mi farebbero più tosto dubi- 

 tare d'un po' di riscaldamento, il quale però, se fosse vero, sarebbe a pena di 

 qualche centesimo di grado; e non presenlandomisi ben deciso, potrebbe essere 

 una semplice apparenza dovuta alle inesattezze delle sperienze. E ne conchiudo, 

 che il raffreddamento che si osserva nella bolla del termometro può essere in- 

 teramente altribuito all'evaporazione, essendo quello della rarefazione distrutto 

 quasi pienamente da qualche contraria causa, probabilmente da uno strofina- 

 mento dell'aria che passa. 



I due pezzi d'ottone sin qui descritti sono, come si è detto, congiunti a vile 

 co '1 pezzo bbcc ad essi interposto, eh' è d'ottone egli pure alle estremità, ma 

 di vetro nel mezzo , coperto però anche questo vetro da una ghiera di ottone 

 .ra;:r, essendovi poi al lungo di tulio questo terzo pezzo bbcc una interna 



