33 



a tal uopo prevalersi di una formola trovata già da August, e della sua legitl- 

 mità io pure mi sono persuaso (1). E per riguardo alle tensioni massime, o di 

 saturazione del vapore acqueo alle diverse temperature, delle quali tensioni oc- 

 corre l'uso nella citata formola, può riuscire a proposito una tavola fatta inseri- 

 re da Biot nei Comptes /?eRC?H5 dell'Accademia di Parigi del 18 Gennajo 1841, 

 e stata dedotta da sperienze molto diligenti di Gay-Lussac , di Arago con Du- 

 long , e di Taylor; la quale troverà il lettore riportata nell'Appendice III. ri- 

 stretta all'intervallo da — 1 5.° a -f- 30.° C, ma però con interpolali altresì i ter- 

 mini corrispondenti ai decimi di grado , ed esposta in questo modo tanto a 

 scala centigrada , quanto a scala di Réaumur. E però necessaria una modifica- 

 zione nella menzionata formola di August, in grazia della rarefazione dell'aria 

 aspirata, anche indipendentemente dal freddò che ne potesse nascere; in forza 

 della quale rarefazione, nel particolare strumento fatto da me costruire, essa 

 formola si riduce all'una o all'altra delle due seguenti, secondo cJie si fa uso 

 dell'una o dell'altra scala termometrica; cioè: 



A scala di Réaumur e^=E' -\- — E — 0, 74 . -^ (T — Z"), 



/f4o l'io 



P 



760 

 P 



\ 



A scala centigrada e = E -^ J- £' — 0,592 ._ (T— T'), 



dove e indica la cercata tensione del vapore acqueo contenuto nell' aria che noi 

 esploriamo, espressa in millimetri di mercurio, 

 T la temperatura mostrala dal termometro asciutto, 

 T' quella mostrata dal termometro bagnato, 

 E' la tensione di saturazione del vapore alla temperatura 7", 

 P la pressione dell'atmosfera espressa in millimetri. 

 Intorno al che veggasi la già citata Appendice II. 



Egli è poi ben chiaro, che quando i termometri adoperati non sono esattis- 

 simi , è necessario, prima di tutto, di fare ai gradi eh' essi indicano le opportu- 

 ne correzioni ; delle quali è ben difficile che non vi sia bisogno. Ed io pure ne 

 debbo fare nello strumento da me fatto eseguire, quantunque abbia raggiustata 

 la posizione dello zero dei due termometri, trovando di dover diminuire le indi- 

 cazioni del termometro bagnato di 4', del loro valore, ed accrescere in vece di /, 

 quelle del termometro asciutto ; con che essi riduconsi d' accordo con uno di 

 Bellani, che io adopero per un Igrometro ad appannamento. 



(1) Vedi il mio Corso di Fisica, Tom. II. pag. 559. 



