34 



Ma quale garanzia avremo noi della giustezza dei risultamenti finali? Non vi 

 sarà qualche inesattezza nella formola adottata , la quale dipende da dati non 

 ancora abbastanza sicuri? E qualche piccolo errore non potrà esservi portato 

 dalla stessa correzione che io vi ho fatta a cagione della rarefazione dell'aria? 

 E sarà veramente esatta la tavola di Biot, esprimente le tensioni di saturazione 

 del vapore acqueo alle varie temperature ? E sarò io riuscito appieno a togliere 

 l'errore dipendente dall'irradiazione calorifica dei corpi vicini? E in fine non vi 

 sarà per avventura qualche specie d'errore da me non avvertito? 



E indubitabile che di questi errori non deve il presente mio Igrometro an- 

 dare affatto esente, avendo i suoi qualunque altro strumento anche fatto con 

 grandissima cura. Vorrei però lusingarmi che l' inesattezza dei risultamenti , 

 quando si facciano le osservazioni con diligenza, sia in generale ben piccola, 

 forse per un fortunato compenso d'errori. Peroccliè avendo fatte molte sperien- 

 ze comparative con questo Igrometro e con quello ad appannamento, menziona- 

 to da principio, e nel quale io pongo molla fiducia, n'ebbi sempre dei divari 

 assai piccoli; tanto che volendo indovinare le indicazioni del secondo da quelle 

 del primo, egli è raro che si falli più d' un decimo di grado di Réaumur. Vera- 

 mente è già levata una forte causa di divario , la discordanza cioè dei vari ter- 

 mometri, avendo io con molta attenzione cercato di conoscerne le differenze, per 

 poterle levare. Ma con tutto ciò l'accordo mi pare assai grande, essendo difficile 

 l'averlo maggiore anche in due Igrometri ad appannamento, dove è raro che le 

 bolle dei termometri vengano si esattissimamente portate co' i centri al limite 

 dell'appannamento, che non si falli di 4„ di grado nel leggerne le indicazioni; co- 

 me anclie è difficile che la vicinanza dell'osservatore o la presenza di qualche 

 vicino corpo umido non portino qualche minima differenza nello stato dell'aria 

 in prossimità degli strumenti. E io tengo questa concordia per un grande argo- 

 mento a favore della giustezza del nuovo apparecchio, come anche della formola 

 e delle tavole adoperate. Di maniera che nel giudicare l'umidità assoluta dell'aria 

 non si commette probabilmente l'errore di /„ del totale. Per altro io non ho an- 

 cora fatto di tali prove in lutti gli slati igrometrici dell'aria, e specialmente quan- 

 do l'aria è eccessivamente secca, essendosi estese finora le mie osservazioni dai 

 4 millimetri di tensione del vapore ai 18 millimetri. Il che mi obbligherà a con- 

 tinuare le sperienze per qualche altro tempo. Dovrei pure, se le mie attuali ob- 

 bligazioni lo consentissero, ripetere le sperienze in luoghi ove la pressione at- 

 mosferica fosse assai minore, a fine di determinare esattamente l'influenza dei 



