35 



cangiamenti del barometro. E in fine troverei vantaggioso il verificare i risulta- 

 menti di questo metodo con qualche maniera di misurare direttamente la quan- 

 tità del vapore acqueo esistente nell'aria; per esempio con la maniera di Brun- 

 ner, il quale (1) fa passare l'aria da una canna contenente dell'amianto imbevuto 

 d'acido solforico. La quale verificazione servirebbe anche a rassicurare maggior- 

 mente o pure a correggere la tavola di Biot, e a rendere più sicuro altresì l' uso 

 dell'Igrometro ad appannamento. Quando siansi potute eseguire con buon esito 

 anche queste ulteriori sperienze, si avrà nel presente strumento un modo esalto 

 di misurare l'umidità assoluta dell'aria in circostanze ove quello ad appanna- 

 mento non sarebbe servibile, dando però la preferenza a quest'ultimo tutte le 

 volte in cui lo si potesse adoperare. Intanto, per mettersi ancora più in salvo dalle 

 inesattezze della tavola delle tensioni del vapore, gioverà conservare i risulta- 

 menti del Psicromelro espressi più tosto in gradi delle temperature d'appanna- 

 mento, calcolando questi gradi con la formola e con la tavola che qui si danno; 

 i quali gradi cosi calcolali, sia pure per un compenso d'errori, la sperienza 

 mostra che riescono assai giusti. 



Io stimo poi che questo strumento potrà co '1 tempo ridursi a comodità mag- 

 giore. Io ho già ideati alcuni perfezionamenti per un altro esemplare ch'io ne 

 venga a costruire. Prima di tutto cioè ho speranza di poter abbreviare il tempo 

 dell'aspirazione dell'aria; e ciò con l'usar bolle termometriche molto più piccole, 

 p. e. del diametro d' una sola linea, e queste riempiute di alcool eh' è molto più 

 dilatabile del mercurio, lasciando di quest'ultimo solamente nel tubo, affinchè 

 sia meno sensibile l'errore dipendente dal rimanere esso tubo esposto alla tem- 

 peratura dell'aria circostante. Se mi sarà possibile, procurerò altresì che il ter- 

 mometro bagnato sia a minimo , secondo il suggerimento datomi dall' egregio 

 Dott. Festler; con che cesserà il bisogno di guardare le indicazioni immediata- 

 mente, ma sarà lecito, senza pericolo d' inganno, l'aspettare anche alcun picco- 

 lo tempo, specialmente quando si abbia una luce non molto favorevole. E terrò 

 i due termometri in due tubi separati, specialmente allo scopo che l'aria passan- 

 te possa arrivare più presto con la propria primitiva temperatura sino al termo- 

 metro bagnato , senza dover prima ridurre ad una tale temperatura molta parte 

 del tubo. E farò qualche altra piccola correzione, di cui darò conto dopo vedu- 

 tine gli effetti. 



(1) Bibl. Univ. Sept. 1841, pag. 182. 



