40 



è l'aria, tanto più capace ella è di comunicare calorico alla bolla raffreddala, 

 nella stessa guisa come se fosse opportunamente maggiore la differenza T — T'. 

 Ond'è, che quel coefficiente 0,592 dev'essere modificato a norma delle varie 

 pressioni dell'atmosfera. Secondo August, chiamando P il numero dei millime- 

 tri di si falla pressione, si dovrebbe avere : 



e = £' — 0,592.-^ (T — T'). 

 ■360 



Veramente io non sono affatto persuaso della giustezza di questa modifica- 



P 

 zione , e mi pare possibilissimo che in luogo del fattore -^ debba più tosto usar- 



■j6o 



— 1 , il Cui esponente m stia fra ed 1. Ammetto però 



di buon grado che una tale modificazione di August non possa condurre a forte 

 errore , specialmente quando P sia poco diverso da 760. E non sapendo sosti- 

 tuire altro di meglio, l'accetterò anch'io. 

 Ciò premesso, sia: 



P la pressione atmosferica espressa in millimetri di mercurio ; 



P — p il valore a cui si riduce la pressione dell'aria intorno al termome- 

 tro bagnato, in conseguenza dell'aspirazione del soffietto ; 



e' la tensione del vapore acqueo diffuso nell'aria, quando questa arriva al 

 termometro bagnato, e precisamente alla metà lunghezza della boUa, supposto 

 ch'essa aria non abbia ancora ricevuto altro vapore, oltre quello ch'ella aveva 

 fuori dell'apparecchio; ed abbiano: 



e, £', T, T' i valori loro assegnati precedentemente. Noi avremo, secondo 

 August: 



(1) e=E' — 0,592. Lzf(T—T'). 



760 



E siccome il diminuire della pressione , che ha luogo nell' aria al suo avanzarsi 

 nel soffietto, fa scemare nella slessa proporzione la tensione del vapore , cosi 

 abbiamo : 



e'.e'.lP'.P-p; 

 da cui: 



e.P 



^~P^ 



= _£_ Ìe — 0, 592 . i^Hi (r— T)ì; 

 P-p} ' 760 ^ ')' 



