42 



Considero che la differenza suddetta di millim. 2, 2 di mercurio è impie- 

 gata parte a vincere le resistenze che l'aria incontra nelle pareli del tubo a ve- 

 nire dalla sua bocca esterna o libera sino al luogo ov'è il sifone, e parte a fare 

 clic quivi l'aria abbia la velocità con la quale effettivamente ella passa. Per va- 

 lutare e levare quest'ultima parte, osservo che il tubo d'ottone in quella sua 

 parte, nella quale è innestato il sifone, ha il diametro interno di 1 3 millimetri, 

 e che ad ogni minuto primo vi passano 1 3 X 2800 centimetri cubici d' aria , la 

 quale perciò vi scorre con una velocità di metri 4,57 al secondo, corrisponden- 

 te ad un'altezza premente di metri 1,066 d'aria, e di millim. 0,102 di mercu- 

 rio. Siccome poi il passaggio dell'aria non è continuo, ma intermittente, frap- 

 ponendosi ai varj lenti aprimenti del soffietto altrettanti veloci chiudimenti, du- 

 rante i quali r aria sta in riposo ; cosi io ammetterò che la reale velocità del- 

 l'aria durante gli aprimenti sia d'un dodicesimo più grande di quella or ora in- 

 dicata, e che la corrispondente altezza del mercurio debba aumentarsi come 12" 

 a 13% e debba perciò essere portata a millim. 0,12. Detraendo questi dai so- 

 praddetti millim. 2,20, ce ne rimangono 2,08 da ritenersi impiegati e consu- 

 mati nel superare le resistenze sofferte dall' aria lungo il tubo sino ad arrivare 

 al luogo del sifone. Cercheremo qual parte se ne debba ancora detrarre per ve- 

 nire soltanto sino alla metà lunghezza del termometro bagnato. 



Io crederei che se ne debba detrarre più di ' e meno di l del suo valore. 

 Perciocché, cominciando dalla frazione minore, se io dovessi cercare nella lun- 

 ghezza del tubo di ottone, fra 1' uno dei termometri e l'altro, un punto tale che 

 l'aria incontri tanto di resistenza da esso punto sino alla metà del termometro 

 bagnato, quanto da questa metà sino al luogo ov'è fermato il sifone, io porrei 

 questo punto non più vicino al termometro bagnato da lasciare un quarto del 

 tubo di velro dalla banda di questo termometro; e stimerei perciò che dalla 

 metà d' esso termometro sino a tutto quel quarto vi sia meno resistenza che da 

 essa metà sino al sifone. Da quel quarto poi sino alla bocca esterna del tubo ri- 

 terrei che assolulamente non si possa trovare altre tre volte cotale resistenza 

 che v'ha dalla metà suddetta del termometro bagnato sino al sifone; e perciò 

 stimerei troppo 1' ammettere che dalla bocca esterna del tubo d' ottone sino a 

 venire al sifone si abbia cinque volte quella resistenza che v' è dalla metà del 

 termometro bagnato fino al sifone medesimo; e troppo poco in conseguenza sti- 

 merei l' ammettere che quest' ultima resistenza dalla metà del termometro ba- 

 gnato fino al sifone sia il quinto di quella totale dalla bocca libera del tubo 



