43 



fino ad esso sifone. Alla quale conclusione io sarei condotto dal compulare de- 

 bitamente i diametri delle yarie parti dello strumento, e le velocità relative 

 con che vi passa l'aria, rilenendo essere la resistenza, ad altre circostanze pari, 

 proporzionale al quadralo di tale velocità; e dal computare altresì conveniente- 

 mente le lunghezze delle dette varie parti; come anche da un certo riguardo 

 all'essere il vano dentro al tubo di vetro ingombrato alquanto da peli di lana 

 sporgenti. Del che mi sarebbe difficile l'esporre qui le minute particolarità ad 

 un lettore che non abbia sott' occhio l'effellivo strumento. 



All'incontro stimerei che sarebbe un portare troppo in fuori quel punto fra 

 i due termometri, volendolo porre alla metà lunghezza del tubo di vetro; e 

 troppo poco altresì mi parrebbe il supporre che da questa metà sino alla bocca 

 esterna si trovi solo tanta altra resistenza come dalla metà del lermometro ba- 

 gnato fino al sifone , ossia l'ammettere che dalla bocca estema del tubo fino al 

 sifone vi sia appena il triplo di quella resistenza che v'ha dalla metà del termo- 

 metro bagnato al sifone stesso. E in conseguenza riterrei troppo 1' ammettere 

 che quest' ultima resistenza , che ha luogo fra il punto di mezzo del termome- 

 tro bagnato e il sifone, arrivi al terzo della resistenza totale che v'ha dalla boc- 

 ca libera fino al sifone tante volte menzionato. 



Per avere adunque la resistenza che l'aria incontra dalla bocca esterna del 

 tubo sino a mezza la lunghezza del termometro bagnato, conviene detrarre dai 

 già trovati mill. 2, 08, che misurano la totale resistenza dalla detta bocca ester- 

 na sino al luogo ov' è innestalo il sifone , conviene detrarre, dico, una quantità 

 maggiore del quinto e minore del terzo d'essi millim. 2,08. E perciò la misu- 

 ra di cotale resistenza dee ritenersi compresa fra millimetri 2, 08 — 5 . 2, 08 e 

 2,08 — 1.2,08, ossia per millimetri 1,664 e 1,387. 



Ad avere però la pressione che sente l' aria intorno al termometro bagna- 

 to, conviene altresì tenere conto della velocità d'essa aria in questo luogo del 

 tubo. Osservo a quest' uopo, che lo spazio vano intorno a colale termometro 

 bagnato ha per sezione un anello circolare , co' i diametri esterno ed interno 

 di 15 e di 10 millimetri, e che perciò quando il passaggio dell'aria fosse con- 

 tinuo ed uniforme, una tale velocità sarebbe di circa metri 6, 18 al secondo, 

 e le corrisponderebbe un'altezza premente di millim. 0, 186 di mercurio. Am- 

 mettendo che per la discontinuità dei movimenti debba la velocità durante cia- 

 scun assorbimento riputarsi maggiore per ,', di quella indicata , sarebbe la cor- 



rispondente altezza premente da portarsi a millim. 0,186 — ;, ossia 0,218. 



