44 



I quali aggiunti ai numeri 1,664 e 1,387 dànoo millim. 1,88 e 1,60. Fra i 

 quali ultimi dovrà trovarsi la vera differenza fra la pressione esterna dell' aria e 

 quella all'interno del termometro bagnato; stanteciiè questa differenza risulta 

 dalla somma di due parti: l'una destinata a vincere le resistenze anteriori alla 

 metà di quel termometro, e misurata da un numero compreso fra 1,064 e 

 1,387; e l'altra misurata da millim. 0,218, impiegata a dare all'aria quivi pas- 

 sante la velocità di metri 6, 18 al secondo. 



Il ricercato valore di yj, per lo strumento particolare da me fatto costruire, 

 dee dunque ritenersi compreso fra millim. 1,60 e millim. 1,88. Ai quali due 

 valori, supposto P=r 760, corrispondono per la quantità 



P-P 



., , i,6o . I 



il valore t-, ossia — ; 



•jtìo — i,6o 474 



1 88 I 



e il valore '■ , ossia — -. 



760 — i,8S 4o3 



I quali due valori differiscono l' uno dall'altro meno di . E se noi porremo 



?L-. eguale a — , avremo per la quantità —L — . J5', sempre nel supposto di 



Pz= 760, una quantità che differirà dal vero meno di E, ossia in gene- 



' ■^ 4700 



rale meno d' un dugentesirao di millimetro. E ben poco di più ne differirà per 

 altri valori di P. 



Ponendo adunque per — - — la quantità — , la formola (2) si ridurrà a 

 P — p 440 



quest'altra: 



(4) e = £'(l + ^J-0,592.-L(r-r); 



ovvero, nel caso che le temperature Te T' si vogliano espresse ia gradi di 

 Réaumur, a quest' ultima : 



(5) a = E (1 + ^-1-)- 0,740 ^^(T-n. 



Non farò veruna correzione per raffreddamento dovuto alla rarefazione del- 

 l'aria, non avendomene la sperienza dato nessun segno, come ho detto più sopra 



