45 



nella Memoria, a cagione senza dubbio di qualche causa calorifica che vi si op- 

 pone, probabilmente di qualche sfregamento sofferto dall' aria die passa. Se 

 mancasse una tal causa, dovrebbe aversi un raffreddamento sensibilissimo, tale 

 che il termometro bagnato ne verrebbe abbassato di circa 0°, 1 7. G, ossia 0°, 1 4. 

 R. Infatti Welter e Gay-Lussac (Laplace, Méc. cèl. Tom. V. pag. 125 ; come 

 anche Voi. IL della mia Fisica, pag. 44) trovarono che diminuendo di millim. 

 16,3644 una pressione di millim. 757 -f- 16,3644, l'aria ch'era a +13.° G si 

 raffreddò di 1°,6310. G, secondo i calcoli fattisi allora, e di 1°,594, secondo 

 i computi più esatti che si farebbero ora assumendo il coefficiente di Rud- 

 berg per la dilatazione dell' aria in grazia del riscaldamento. Ora avendo noi 

 nel nostro strumento , intorno al termometro bagnato , una diminuzione di 

 pressione fra millim. 1, 60 e millim. 1, 88, ossia, prendendo una media, di cir- 

 ca millim. 1,74, si avrebbe un raffreddamento, come si è detto, di 0°, 17. G 

 all' incirca. 



Mi fermerò ora un momento a considerare gli errori che si possono com- 

 mettere nell'uso di questa formola. Vi possono dunque essere : 



1.° Gli errori provenienti da inesattezza dei dati su cui esse formole sono 

 fondate, quali sono le capacità dell'aria e del vapore acqueo pe '1 calorico. Dei 

 quali errori noi non sappiamo la specie, se cioè tendano ad aumentare o a di- 

 minuire il risultamento ; e né meno la grandezza. 



2." Gli errori dipendenti dalle inesattezze che possono esservi nella ta- 

 vola delle tensioni di saturazione del vapore acqueo alle varie temperature ; 

 errori che, al pari dei precedenti, sono ignoti ed inevitabili. 



3.° Gli errori che provengono dal ridurre alla formola sempb'cissima 



e = £' — 0,592(r— T'), 



veduta al principio di quest'Appendice, la formola rigorosa che dovrebbe usar- 

 si a quest'uopo, e ch'è la (H) della pag. 558 del Volume IL della mia Fisi- 

 ca: riduzione che si ottiene, sia co '1 trascurare gli effetti dell'irradiazione, sia 

 con l'omettere dei termini meno importanti. Questi errori possono aver luogo 

 tanto in più, quanto in meno : è però difficilissimo che arrivino ad una somma 

 di ,-„ di millimetro, e non ascendono in generale che a due o tre centesimi di 

 millimetro. 



4.° Aggiungo qualche altro mezzo centesimo o intiero centesimo di milli- 

 metro per l'usare delle formole (3) e (4) in luogo della (2), nel caso che la 



