46 



pressione atmosferica sia diversa da quella di 760 millimetri di mercurio. E 

 questo errore può essere sì in più, che in meno. 



5,° Pongo altresì alcuni millesimi di millimetro per l'inesattezza della fra- 

 zione 44„ contenuta nelle formolo (4) e (5). Quando non rincrescesse l'aggiun- 

 gere pochi altri centesimi di millimetro di errore , si potrebbe trascurare del 

 tutto questa frazione, e tenersi alla semplice formola 



e = E' — 0,592 — (T—T'). 



760 



6." Se si volesse trascurare di guardare al barometro, ritenendo la P = 760, 

 e facendo uso della semplicissima formola 



e = E — 0,592 {T—T), 

 e si commettesse con ciò un errore di 3 linee nella pressione barometrica sud- 

 delta, in questo caso verrebbe ad aversi nel termine negativo del secondo mem- 

 bro uno sbaglio di ,\, d'esso termine; il che porterebbe un altro errore di 2, di 

 3, di 4, ed anche di 6 centesimi di millimetro. 



7.° Potrebbe il termometro bagnato venire riscaldato dallo sfregamento 

 dell'aria che passa, più o meno ch'ei non è raffreddato per la diminuzione di 

 pressione di quest'aria stessa. Un centesimo di grado centigrado di differenza, 

 allorquando esso termometro bagnato fosse verso i 1 5.° C, potrebbe portare un 

 errore di 1 4 millesimi di millimetro nel risultamento. Anche da questo lato vi 

 potrebbe essere qualche centesimo di millimetro d'errore. 



8.° Vi sono le inesattezze dei termometri, quantunque slati diligentemente 

 paragonati , non potendo il paragone fattone e le correzioni applicatevi servire 

 per tutta la lunghezza della scala. E qualche centesimo di grado d'errore vi 

 può certamente essere sia in più, sia in meno. E qui deesi avvertire che sono 

 molto più perniciosi gli errori del termometro bagnato. Finalmente vi sono : 



9° Gli errori delle osservazioni. In questa è difficile lo sbagliare di /<, di 

 grado, sia centigrado, sia di Réaumur; ma facile è l'errare di 4', di grado, il 

 quale corrisponderebbe, se fosse a scala di Réaumur ed appartenesse al termo- 

 metro bagnato , ad un errore di 5 centesimi di millimetro nella tensione del 

 vapore ; e questo tanto in più, quanto in meno. 



E tutti gli errori suddetti accadrà per lo più che in molta parte si compen- 

 sino; ma può anche avvenire che si sommino insieme. L però, lasciando da ban- 

 da i dati fondamentali della formola e gli errori delle Tavole, è assai facile che 

 con le formole (3) e (4) si commetta uno sbaglio anche di ,'„ di millimetro. 



