Chiuderò questa seconda Appendice co '1 presentare ai lettori alcuni ri- 

 sullamenli datimi dal descritto strumento, scelti fra i molti che io ne ottenni 

 si prima che dopo la lettura della Memoria alla I. R. Accademia. Porrò per 

 primo quello ove io ebbi, fra tutte queste osservazioni, la massima quantità di 

 vapore; e per ultimo quello ov'ebbi la minima. 



21 Luglio 1842, ore 9°. 30' antimeridiane. 



(11 barometro in questo giorno e nel successivo era in Padova a circa 6 

 millimetri sotto i 760). 



Termometro asciutto. Termometro bagnato. 



20°,43. R. 18°, 35 



Correzioni ... +0,21 — 0,44 



Indicazioni corrette 20,64 17,91 



Tensione del vapore calcolata su questi dati millim. . 1 7, 92 



Temperatura di saturazione corrispondente 16,61 R. 



Indicazione dell'Igrometro ad appannamento 16,65 



ni. 



Tensione del vapore corrispondente 1 7, 98 



21 Luglio suddetto, ore 5 pomeridiane. 



Termometro asciutto 21,80 bagnato 17,30 



Correzioni ... 0, 23 — 0, 41 



Indicazioni corrette 22,03 16,89 



min. 



Tensione del vapore, e temperatura di saturazione . . 14, 60 . 1-4,10 



min. 

 Risultamenti dell'Igrometro ad appannamento. . . . 14,66 . 14,15 



22 Luglio 1842, ore 1 pomeridiane. 



Termometro asciutto 20,52 bagnato 13,25 



Correzioni ... -j- 0,21 —0,33 



Indicazioni corrette 20,73 12,92 



min. 



Tensione del vapore, e temperatura di saturazione . . . 7, 52 . 6 , 53 R. 

 Risullament! dell'Igrometro ad appannamento . . . . 7, 43 . 6, 4 



