a» 



.11 6 Marzo 1 843, ore 2°. 20' pomeridiane. 



(Barometro circa a 760). 



Termometro asciutto 9, 20 bagnato 5, 58 



Correzioni . • . 0,09 — 0,13 



Indicazioni corrette 9, 29 5, 45 



mìll. 



Tensione del vapore, e temperatura di saturazione . . 3, 97 . — 0, 05 

 Risultamenti dell'Igrometro ad appannamento . . . . 4,09 . -}- 0, 25 



Fra tutti questi risultamenti, l'ultimo è quello dove i due strumenti s'ac- 

 cordano meno ; pure la differenza nella tensione del vapore non è che di dodi- 

 ci centesimi di milL'metro. Possiamo pertanto ritenere che per tutti quei gradi 

 di umidità, pe' i quali la temperatura di saturazione è superiore a 0°, l'uso del 

 presente strumento è sicuro. 



