33a 



tri la maniera della graduazione, notandola in uno de' due stanti 

 verticali e paralelli, in mezzo ai quali la campana s'innalza. Sulla 

 cervice della campana pertanto si collocò un indice fisso , che può 

 avere il suo nonio, il quale striscia sulla faccia anteriore dello stante 

 metallico, sul quale la graduazione è segnata. La graduazione è fatta 

 o in pollici cubici o in centimetri coli' introdurre nella campana im- 

 mersa delle porzioni d'aria discacciata da recipienti comunicanti col 

 gazomelro mercè dati pesi d' acqua o di mercurio, corrispondenti al 

 volume di dieci, o venti, o più pollici cubici, oppur centimetri; op- 

 pure collo scaricare, alla maniera di Lavoisier, il gazometro pieno 

 in bottiglie di nota capacità, e piene di acqua, poste sul bagno pneu- 

 matochimico. In questa costruttura , certamente più semplice e di 

 minore dispendio, si richiede parimente la perfetta cilindricità della 

 campana, se usare si voglia del nonio, o se suddividere si voglia 

 ogni grado nelle sue parti aliquote col compasso. Sarebbe ancor ne- 

 cessaria una correzione relativa alla variabile lunghezza dello stante 

 graduato, sebbene in questa costruttura sia o possa essere essa com- 

 pensata dall' allungamento ed accorciamento delle pareti della cam- 

 pana. Ma quello che non si può a meno di rimarcare sempre si è, 

 che ne'gazometri di otto o dieci pollici di diametro non è assoluta- 

 mente possibile di avere con sicurezza la decima parte del grado, 

 se essi sieno segnati su venti e su dieci pollici cubici di gas. Che se 

 parlar si voglia di gazometri a mercurio colle campane di vetro, quale 

 sarà mai la maniera di ottenere una così minuta graduazione, capace 

 di somministrare un millesimo soltanto della massa cubica dei gas? 

 Coi gradi segnati sulle campane no certamente, eh' essi riescirebbero 

 troppo minuti, e d'altronde la varia adesione del mercurio porte- 

 rebbe delle aberrazioni, che renderebbero incerta e fallace la de- 

 terminazione in sì minuta graduazione, e col metodo degli altri ga- 

 zometri s'incontrerebbero le medesime difficoltà. 



Piiuettendo meco stesso a tutte le riferite cagioni, che si oppon- 

 gono al divisamente di ottenere un istromento suscettibile di som- 

 ministrare una sicura misurazione dei gas, rispetto anche alle più 

 minute frazioni, pensai ad una costruttura di gazometro, in se sem- 

 plicissima, che, siccome vedrassi, è capace di somministrare le mil- 

 lesime e fors' anche le diecimillesime del volume de' gas, qualun- 



