que sia la loro massa, o piccola o grande; risultato in vero che ren- 

 de anche l'istromento di un qualche difficile uso: il che per altro è 

 inerente al meccanismo di servirsene , non alla bontà della macchi- 

 na. Il principio, da cui sono partito per immaginare questa costrut- 

 tura , mi è stato suggerito dai risultati delle correzioni barometri- 

 che, e dai rapporti che esistono tra le altezze dell'acqua e quelle 

 del mercurio in tubi comunicanti, le quali stanno in ragione reci- 

 proca delle gravità specifiche dei liquidi. Perciò ragionai così: se si 

 avrà un volume iooo di gas chiuso in un gazometro alla pressione 

 di 28 pollici di mercurio, corrispondenti a 4558,8 linee d'acqua, 

 qual pressione eserciterà questo gas, aumentato di un millesimo? Il 

 calcolo dà, che eserciterebbe una pressione uguale 4^63, 3588 linee 

 d'acqua, cioè di 4 linee, e ,~ 8 5 più che la pressione primiera. Se 

 dunque il gas comunichi con un livello a sifone ad acqua libero 

 nell' atmosfera col suo esterno braccio , avrassi un' altezza di acqua 

 di quattro linee e mezza circa , aumentando di un millesimo il gas 

 chiuso nel gazometro. Questa somma differenza di livello, rilevala 

 col calcolo, m'indicò che con un istromento siffatto si potrebbe ri- 

 conoscere anche il diecimillesimo del volume di un gas. Infatti il 

 calcolo dà , che per l' aumento di un diecimillesimo il livello a si- 

 fone s'innalzerebbe all'esterno di o, j" d di linea; quantità abbastanza 

 sensibile per essere rilevata facilmente dall'occhio il più vulgare. 

 Prima di far eseguire il gazometro , di cui sono per dare la descri- 

 zione, nell'uso di più piccoli gazometri a mercurio , eh' io aveva fatto 

 costruire, sono già diciotto anni, pel pubblico Gabinetto, dove esi- 

 stono , adoperava questa regola: cioè col mezzo dell'altezza del- 

 l'acqua nel braccio esterno di un livello a sifone, portatovi coli' ab- 

 bassare la campana sino ad un grado intiero , calcolava la frazione , 

 oppure faceva entrare questa pressione nelle correzioni barometri- 

 che; ma mi è sembrato che riuscir dovesse più esatto e più sensi- 

 bile il risultato che ottenere si poteva aggiungendo al gazometro un 

 piccolo gazometro laterale, comunicante col gran serbntojo, e nel- 

 l' aggiunta di questo piccolo stromento , che chiamo microgazome- 

 tro ; e, se si vuole, anche nella maniera di graduazione consiste 

 propriamente la maggiore novità della mia macchina , la quale ora 

 non è più una speculazione mentale, ma i suoi effetti sono sicuri, 



