338 



Il microgazometro, non ammettendo veruna difficoltà, esso fu gra- 

 duato così. La campanella sua, voltata colla bocca in su, fu piantala 

 perfettamente verticale: si pose alquanto mercurio in essa fino a che 

 arrivasse a toccare lo zero già segnalo sulla campanella, e s'introdus- 

 sero una per volta delle porzioni di mercurio, del peso ciascuna di 

 denari i3, 5j5 ai io." R. , volume corrispondente ad un centimetro 

 cubico, notando ogni volta il giusto pelo del mercurio. Si era in 

 avanti preparata la superficie esterna della campanella con vernice 

 di cera, e quindi i segni del livello del mercurio in ogni grado ven- 

 nero fatti con punta metallica, incidente la cera fino al vetro. In fine 

 coli' acido fluorico se ne fece l' incisione. Per avere poi le porzioni 

 costanti del mercurio con più di prontezza si era preparato un tu- 

 betto cilindrico di vetro, terminato in due coni alle, sue due estre- 

 mità ; e , limate le punte de' coni , erasi fatto in modo , che questo 

 tubo, preso tra il pollice e l'indice, come indica la fig. Vili., essendo 

 stato riempito di mercurio purificato, contenesse il detto peso esatto. 

 Il metodo e le diligenze esatte per graduare il microgazometro non 

 sono diverse da quelle che si praticano per graduare i tubi stretti del- 

 l'apparecchio idrargirio pneumatico, cioè di empiere bene il tubo mi- 

 suratore col profondarlo verticalmente in un bagno di mercurio puro 

 ed asciutto , di stringere sempre ugualmente le due estremità tra il 

 pollice e l'indice, e di spazzolare via ogni globetlino mercuriale ester- 

 no aderente alle dita, di procurare che attorno alle pareti della cam- 

 panella non resti globetto veruno di mercurio, e finalmente che tra 

 il mercurio ed il vetro non restino bolle d'aria impegnata. La capa- 

 cità della campanella essendo di 20 centimetri crescenti, si fecero 

 cosi 20 gradi, che risultarono di lunghezza circa 4 millimetri e f, 

 escluso il primo, che riuscì più lungo. Questa misura di venti centi- 

 metri si credette bastante, perchè servir potesse di elemento della 

 graduazione del grande gazometro, poiché si sperimentò che i gradi 

 sarebbero riusciti di una lunghezza lineare di jj di millimetro circa. 



Per procedere poi alla graduazione del grande gazometro si co- 

 nobbe necessario di avere le seguenti avvertenze: i.° di collocarsi in 

 un grande ambiente aperto, in giornata tranquilla; 2. di non permet- 

 tere che fossero presenti se non se due individui, d'altronde indispen- 

 sabili per eseguire l'operazione; 3.° si pose tra la campana e gli ope- 



