33 9 



ratori un para-viso eli carta inargentata , per togliere l' irradiazione 

 calorifica delle persone, influente sulla temperatura della campana. 

 Quindi, costrutta una campanella di retro, terminata da lungo tubo 

 aperto, la capacità della quale, immersa che fosse nel pozzetto del 

 microgazometro , levala già la sua naturale campanella, era uguale 

 a 20 centimetri cubici, e posto a zero il gazometro, cioè immersa 

 tutta la gran campana nel suo bagno, e chiuse le chiavi, si apriva 

 solo quella del microgazometro; e preso il tubo misuratore col dito 

 pollice e medio della mano destra, toccando il solo tubetto ben chiu- 

 so nell'estremità coli' indice della mano stessa (ved. la fig. IX.), s'im- 

 mergeva totalmente il tubo nel bagno del microgazometro; per lo che 

 l'aria, di cui esso tubo era pieno, entrava nel gazometro pel tubetto 

 conduttore del microgazometro. L'altro operatore intanto sollevava un 

 poco la campana, mettendo un piccolo peso sul piatto //'; ed aperta 

 la chiave del livello, regolava poi il peso del piatto a norma del giu- 

 sto livello dell' istromento. Allora dal primo operatore colla mano si- 

 nistra si chiudeva la chiave del microgazometro, e si levava la cam- 

 panella misuratrice, alzando prima il dito indice, che ne chiudeva 

 il suo tubetto. Ciò fatto, e livellata bene la campana, si segnava con 

 tuia punta d'acciajo nei due stanti K K' il grado primo; e, ripeten- 

 do la stessa operazione, si segnava il secondo, e così via discorrendo, 

 fino al termine della graduazione di tutta l'estensione portata dal to- 

 tale sollevamento della campana: operazione, in verità, lunga ed as- 

 sai tediosa, ma indispensabile per graduare uno strumento colla cam- 

 pana non perfettamente cilindrica. Durante l' operazione si ebbe cura 

 di osservare sempre che la temperatura non cambiasse , e perciò si 

 lavorò per alcune ore soltanto, e si rimise ad altri giorni la continua- 

 zione, rimettendo sempre all'ultimo segno giusto lo strumento avanti 

 di ricominciare. La pressione barometrica poi restò sempre costante. 

 Queste condizioni di temperatura e di pressione costante sono indi- 

 spensabili per ottenere un'esatta graduazione. Ho osservato che quan- 

 do il gazometro contiene tre litri d'aria, e eh' è fissato colle sue due 

 morsette (ved. fig. X.), se per un quarto d'ora, o poco più, interven- 

 gono alcuni individui nella stanza, in modo che la temperatura cre- 

 sca di un mezzo grado, il livello a sifone s'innalza nel suo braccio 

 esterno di alcune linee, e col microgazometro bisogna ricavare 7 cen 



