34 1 



campana si abbassi tanto, che le due alette (che furono le righe, 

 dietro i cui lembi strisciò la punta d'acciajo che segnò in origine la 

 graduazione) corrispondino al segno intero dell'una e dell'altra parte. 

 Poi colle due morsetle, fig. X., si fermeranno esse alette sugli stanti, 

 perchè la campana non si muoia; ed aperta la chiave del microga- 

 zomelro, si comincierà a voltare la vite micrometrica, innalzando la 

 sua campanella fino a tanto che il liquido del sifone sarà giunto al 

 perfetto livello. Allora sugli stanti si conteranno i gradi intieri di 20 

 centimetri cubici l'uno, e sulla campanella del microgazometro si 

 avrà la frazione sempre minore di 20 centimetri. A questo stromento 

 poi anderà sempre unito un sensibilissimo termometro isolato tra i due 

 stanti, che servirà a denotare la temperatura del gas della campana, 

 ed il barometro si troverà sempre nella stessa località per avere la 

 pressione atmosferica, colla quale, siccome con la rilevata tempera- 

 tura, poter fare le necessarie correzioni barometriche e termometri- 

 che al volume del gas misurato. 



Tale si è la costruttura e l'uso del nuovo gazomelro, il quale, 

 come si potè rilevare, essendo suscettibile di essere fabbricato sotto 

 qualunque dimensione, senza che il mercurio importi grandissimo 

 dispendio , diverrà anche di sommo pregio per l' applicazione alle 

 grandi e luminose sperienze , colle quali si dimostrano le più im- 

 portanti verità della moderna chimica. Certamente se la famosa espe- 

 rienza della sintesi dell'acqua, fatta dal gran Lavoisier, fosse stata 

 eseguita con due grandi gazometri a mercurio, costruiti secondo la 

 mia maniera, si avrebbe avuto fino d'allora l'esatta determinazio- 

 ne delle proporzioni dei due elementi che compongono l'acqua, e 

 nessuno avrebbe da principio dubitato che l'acqua fosse il prodotto 

 della condensazione del gas acqueo disciolto nelle due arie; peroc- 

 ché con gazometri a mercurio si possono ottenere i gas purissimi ed 

 asciuttissimi, e con un'esatta graduazione de' gazometri, non meno 

 che col microgazometro, si può ottenere l'esattissimo volume de' gas 

 stessi. Ma il circolo de' chimici scuoprimenti vassi di già dilatando 

 ogni dì più, e molle leggi o scoperte o che si travedono, rispetto 

 alle chimiche combinazioni , mostrano già il bisogno di più esatte 

 macchine, e domandano una semplificazione nell'uso loro, per ren- 

 derle comuni a molti coltivatori della filosofia naturale ; ed io mi 



