86 



3o° , di IO" 20', di 4" 40') e di iS" mediante 

 una scala di pollici munita di Nonio , e di mi- 

 croscopio , e si riportano sopra il Quadrante ^ 

 che rimane diviso per mezzo di esse , e di suc- 

 cessive bisezioni d'archi. Per ottenere con mag- 

 giore esattezza queste bisezioni , descriveva il 

 Graham , con un compasso , due piccoli archi 

 vicinissimi , e segnava a occhio un punto nella 

 metà della loro distanza , con il soccorso d'un 

 jnicrosGopio. Per quanto fosse incerto il sistema^ 

 pure fu giudicato il più proprio a diminuire i 

 difetti provenienti dall'uso dei compassi, essen- 

 do provato dall' esperienza che la minima ine- 

 guaglianza sul lembo del Quadrante , o un po- 

 ro piccolissimo della materia può deviarne le 

 ]»unte , e produrre errori nella divisione. Fissa- 

 ti tutti i punti sarebbe stato necessario per se- 

 gnare le divisioni di condurre dai medesimi al 

 ctjntro del Quadrante altrettante linee rette , o 

 raggi , ma riuscendo sommamente difficile in 

 pratica di adattare la riga , e d'incidere i segni 

 lungo la medesima , poiché il ferro è spinto da 

 ogni difetto del sottoposto metallo fuori del suo 

 corso , vi erano sostituiti dei piccolissimi archi 

 di cerchio descritti in modo da potersi conside- 

 rare come normali alla circonferenza del Qua- 

 drante. 



Questo metodo peraltro non va esente da 

 gravi imperfezioni per quanto usato con moltis- 

 sime diligenze. Infatti si sono trovate inesatte 



