E sull' influenza del calore ec. 177 



rente derivata, L+/3 la lunghezza ridotta del circuito primitivo PgiABD, della 

 pila, (3 la lunghezza ridotta dell'intervallo di derivazione AB, e y la lunghezza 

 ridotta del circuito derivatore E C AB G. Avendo /grandissimo relativamente 

 ad L+P, ed anche alla sola /3, e J3 piccolissimo in confronto ad L, si ha per 

 approssimazione 



F,=K 



(L+/3)y 



Tutta la resistenza del circuito derivatore degli eloctrodi ECABG, o 

 la sua lunghezza ridotta 7, poteva nel mio caso considerarsi proporzionale alla 

 conducibilità del liquido; e ciò a cagione della grande resistenza del liquido 

 stesso in confronto di quella del rimanente del circuito derivatore, composto 

 da pochi metri di fdo di rame, opposta al passaggio della corrente. Così le varia- 

 zioni della corrente derivata erano prese proporzionali alle variazioni nella con- 

 ducibilità del liquido apportatevi da un cangiamento di temperatura, quando 

 l'intervallo |3 = AB rimaneva costante, ftla però pensai, per poter applicare 

 quest'ultima conclusione alle mie esperienze, di scegliere il galvanomeiro G, 

 del filo derivatore, di filo corto; e presi il galvanoraetro che ordinariamente va 

 unito all'apparecchio del Melloni, per le esperienze sul calorico raggiante, co- 

 struito dal Rumkford. La oscillazione del sistema astalico si compieva in 45"; 

 e per lui la corrente di una sola coppia termo-elettrica, formala da due fili 

 ferro e rame, sovrapposti l'uno all'altro, e scaldati dalla sola mano, era troppo 

 forte . 



Il forte valore di y è il genere delle mie esperienze non permettendomi 

 di adoperare il reostata del sig. Wheaslone, per misurare le correnti, dovetti 

 pensare a graduare il galvanomeiro G. E siccome mi conveniva misurare le 

 correnti delle polarità secondarie, dalle deviazioni massime, ossia dai primi im- 

 pulsi dell'ago, giacché per esse non hnvvi deviazione fissa, formai una tavola 

 dalla quale dedussi dalle deviazioni massime dalle fisse i numeri |)roporzionali 

 alle correnti stesse. Per tale graduazione avevo bisogno di un metodo facile e 

 breve, e da potersi impiegare alla fine ed al principio di ogni esperienza per 

 verificare se alcun cangiamento fosse nato nella sensibilit'a, e quindi nella gra- 

 duazione del galvanomeiro, onde rettificare i resultati diretti delle esperienze. 

 Tale metodo mi era indicato dalla formula precedente che dà il valore di F; 

 bastava dunque che mi ponessi nel caso di avere un intervallo derivato AB, di 

 una lunghezza ridotta |3 estremamente piccola in confronto della lunghezza ri- 

 dotta del filo del galvanometro derivatore, non che del circuito derivato, ed 

 allora non avevo che a far variare secondo la serie dei numeri naturali 1, 2, 3, 

 4, 5 . . . ec. l'intervallo AB, e contemporaneamente osservare le deviazioni 

 massima e le fisse dell'ago, scrivendole di fronte ai numeri di detta serie che 



Sciente Cosmolog. T. II. 23 



