90 NOOVATEORIA 



nell'interno del dinamelro, l'immagine dell' obbiellivo bene deflnila e dipinta 

 sulla scala suddetta. Leggendo allora le parti di questa scaia sottese dal diame- 

 tro del disco, che rappresenta la detta immagine, si ha il valore di 2c. Questa 

 specie di dinametro è dovuta a Rarasden, ma ha l'inconveniente che non è appli- 

 cabile alla misura dell'amplificazione di quegli istroraenti pei quali, come 

 abbiamo visto nella discussione fatta nell'articolo precedente, il valore di S 

 risultasse negativo, perchè in questi l'immagine del disco si trova nell'interno 

 dello stroraento, dove non si può introdurre il dinametro, 



A tale inconveniente non è soggetta la seconda specie di dinametro a 

 doppia immagine, quando la distanza focale principale di esso è maggiore di $ . 

 Questo dinametro può paragonarsi ad un oculare composto di due lenti, delle 

 quali l'anteriore, quella verso l'immagine da misurarsi, è divisa in due, secondo 

 un suo diametro, e le due mela sono congegnate in modo che possono scorrere 

 contemporaneamente nella direzione dello stesso diametro, allontanandosi egual- 

 mente da una parte e dall'altra dell'asse centrale, comune ad amendue, quando 

 i loro centri sono uniti. La descrizione del meccanismo per ottenere questo 

 movimento è superflua al nostro scopo teorico (*); qui basta il dire, che da un 

 lato di questo piccolo stromento sporge una vite, girando la quale si comunica 

 il detto movimento opposto alle due semilenti. Sulla testa della vite medesima è 

 fermato un cerchietto metallico, nel cui contorno sono tracciate le divisioni che 

 misurano le rivoluzioni e loro frazioni fattesi fare alla vile, e che sono propor- 

 zionali alla separazione o distanza reciproca dei centri delle due semilenti. 

 L'apparecchio componente il dinametro è applicato al tubo dell'oculare dello 

 stromento, di cui si vuol misurare l'amplificazione, in modo che può scorrere lun- 

 ghesso, e farsi avanzare o retrocedere sino al punto nel quale il disco, immagine 

 dell'obbiettivo, è percepito colla maggior chiarezza e distinzione: situato che sia 

 l'istromento in questo punto, è ben preparato per eseguire la misura richiesta. 

 A tale effetto si gira la vite che trasmette il movimento di separazione alle due 

 serailenli, e nell'atto si vedono comparire due immagini del disco, che si allon- 

 tanano sempre più fra loro, nella direzione del detto diametro, a misura che 

 procede il movimento della vite, e si prosegue a farle allontanare fino a tanto, che 

 l'estremila destra del diametro dell'immagine a sinistra coincida coli' estremità 

 sinistra del diametro dell'immagine a destra. In questo stato la distanza reci- 

 proca 2e dei centri delle due semilenti, proporzionale alle divisioni trascorse 

 dal cerchietto metallico in testa della vite del dinametro, è vincolata colla 

 grandezza del diametro 2 e del disco in modo che, detta fi la distanza focale 



e) Può vedersi nel secondo volume dell'opera intitolala Practical Atlronumy del D.' 

 Pearson a pagina 47 e seguenti. 



