DEGLI STROlTENTr OTTICI 141 



ed (8) del Capitolo I, Parte II, cessano di sussistere, ed alle forraole conseguen- 

 ti (9) bisogna sostituire quelle più generali segnate (G). Ponendo in queste pei 



rapporti ^ i t^ ed -^i -r le espressioni (10) del Capitolo I, e quelle segnate 



(22) nell'articolo precedente, e ripetendo gli stessi ragionamenti in questo 

 addotti, ricaveremo per valutare l'amplificazione la formula 



(27) ■^" 



f„ Q 



211-2 



(V 

 ovvero, sostituendo a Q.,„.2 il precedente valore (26), 



(28) ^ = - :l. p'i, (, _ *) , 



dalla quale risulta, che si oUerrà l'amplificazione, moltiplicando il valore di 



Pjn-i , datoci dalia (25)2, pel fattore '" (l - ^) . 



La ragione dell'apertura dell'obbiettivo a quella del circolo oculare del 

 Lagrange, di cui abbiamo trattato nell'articolo 7 del Capitolo I, si può 

 conseguire collo stesso processo impiegato in detto articolo, ma facendo uso 

 dei valori generali di ?/„ e 2^-, dati dalle formolo (11) del Capitolo III, Parte I, 

 in luogo di quelli segnati (9) nel Capitolo I, ciò che ci conduce a cambiare nel 



secondo membro dell'equazione (lo) del citato articolo 7, la quantil'a p — in 



Qan-a , con che si avrà 



(29) 



q: 



2n-2 



e quindi, eliminando Qjn-a fra questa e la (27), sar'a 



(«) ^ = - " " 



n _ 



1 



talché il rapporto di a a e moltiplicato per quello di Vn a v^ ci dar'a la misura 

 dell' amplificazione, corrispondente alla vista dell'osservatore, qualunque essa 

 sia, avvertendo che il diametro del circolo oculare, o della sezione normale 

 del pennello luminoso che esce dallo stromento, deve essere misurato sull'ulti- 

 ma superficie dell'oculare, perchè i raggi del medesimo non escono paralleli 

 fra loro, quando l'osservatore non è di vista normale. 



