Si4 



fftto è mitiore, giacche giusta la legge del Biot 1' azione di ciascuna molecola 

 del filo su ciascuna molecola australe o boreale dell'ago è tanto minore quanto 

 più cresce il quadrato della distanza, e quanto maggiore è il seno dell' angolo 

 formato dalla distanza stessa colla direzione del fdo . Alloraquando poi l'ago 

 abbia incominciato a muoversi, tutte quante le porzioni del iilo, nessuna eccet- 

 tuata, non esercitano su di esso che un' azione obbliqua. 



Egli è per questo che io credetti miglior consiglio disporre il filo congiuntivo 

 in modo che tutte le sue porzioni, che vanno al di sopra o al di sotto dell' ago 

 calamitato s' incrocicchiassero nel mezzo, ossia in modo che vi fosse un tratto 

 di hlo e sopra e sotto dell' ago, che riuscisse parallelo al medesimo, e nello stes- 

 so piano verticale quando 1 ago è nella sua posizione naturale, che ve ne fosse 

 un secondo tratto, che tale riuscisse quando l'ago è deviato p. es. di un gra- 

 do, un terzo che venisse ad essere parallelo all'ago, quando declina di tre gra- 

 di, e cosi via via. In questa guisa operando, qualunque sia la deviazione dell' ago, 

 finché esso non si trovi fuori dell'orditura, vi sarà sempre un tratto di filo che 

 opererà su di esso con tutto quel grado di forza di cui è suscettibile, oltre di 

 che sarà pure l'ago sottoposto all'azione obbliqua di tutte le altre porzioni. 



«." Lo stromento schweigeriano non può riuscire il plìi opportuno, ove tratti- 

 si di misurare colla dovuta precisione le declinazioni indotte nella calamita dal- 

 le correnti elettriche : imperciocché o si guarda la calamita dirigendo 1' occhio 

 verticalmente su di essa, e l'orditura del filo impedisce che si rilevi esattamen- 

 te di quanto declini, o si vuole guardarla evitando che fra essa e l'occhio sia il 

 filo metallico, e allora riesce difficile g-iudicare sulla declinazione della medesl- 

 ma: giacché movendosi l'ago in un piano alquanto distante da quello su cui so- 

 no segnati 1 gradi, se la punta osservata si discosta dall'occhio, la visuale la fa 

 apparire andar molto più lontano di quanto realmente va, e se l'ago muovesi in 

 senso contrario, molto minore appare all'occhio la deviazione operata. 



Per togliere tale difetto credetti opportuno di adattare la graduazione late- 

 ralmente all'ago e di collocare una setola fissa al centro dell'aspo medesimo la 

 quale movendosi con esso indicasse le sue deviazioni . 



Queste furono le principali considerazioni che mi indussero a costruire il gal- 

 vanometro moltiplicatore, che mi è dato di sottoporre al giudizio vostro, sapien- 

 tissimi accademici, e che passo a descrivere brevemente . 



Il pezzo principale del mio stromento é un piccolo telaio d' ottone lungo circa 

 quattordici centimetri e largo undici. Ciascuno de' lati maggiori consta di due 

 regoli, inferiore l'uno, superiore l'altro, che lasciano fra essi l'intervallo di otto 

 mllllraetri; e gli altri due minori sono fatti di lastra d' ottone posta verticalmen- 

 te, ed alquanto piegata in arco : e dovendo su questo passare il filo metallico 

 vennero coperte esattamente di filo di seta all' oggetto che il filo congiuntivo 



