3i5 

 rton vcnisse'a oonlallo coli' ottone, e clic i vaiil lialli del medesimo aTCSscro 

 a rimanere piti stabilmente nella posizione in cui sarebbonsi collocati . 



Il filo di rame ricoperto di seta, che si usa negli altri galvanometri , quello 

 almeno che io ho potuto avere, lo trovai sì fragile che non si poteva distendere 

 a dovere sul telaio . Ho pertanto fatto «so di fil di rame inargentato e coperto 

 di vernice : e questo e come aggomitolato sul telaio in modo che tutti i tratti 

 che riescono al di sopra o al di sotto dell'ago s'incrocicchiano nel mezzo. 



Alla metà d'uno de' lati maggiori del telalo è raccomandata una piccola asta 

 di ottone, normale al lato medesimo, alla cui estremità corrispondente al pun- 

 to di mezzo del telaio porta il perno su cui si colloca 1 ago magnetico. Que- 

 sto è munito d' una setola fissa al suo centro e formante angolo retto col 

 medesimo, di maniera che le declinazioni orientali o occidentali dell'ago ven- 

 gono a corrispondere a declinazioni australi o boreali della setola . Dcssa poi 

 non si estende se non dalla parte opposta dell' asta che porta 1' ago , essendo 

 dall'altra parte contrabbilanciata da un pezzeto di cera . 



Al secondo poi de'lati maggiori del telaio e applicata una striscia d'avorio 

 divisa in sessanta gradi, trenta dalla parte australe, e trenta dalla boreale, ed in 

 modo che quando il telaio è situato colla sua lunghezza parallela all'ago cala- 

 mitato, l'estremità della setola corrisponde alla metà, ossia allo zero della detta 

 divisione. 



L'asta che porta r ago magnetico non è fissa, ma può ritirarsi in modo da 

 portar l'ago fuori dell'orditura de" fili, afimchè si possa facilmente levare ra2;o 

 medesimo e sostituirne altro più o meno pesante. Con che Tistromento rendesi 

 alto non solo a dare indizi! vaghi, ma a misurare con precisione e gli effetti dì 

 una corrente voltiana di minima forza, e quelli d'una corrente di forza notabile . 



L' istromcnto è chiuso in una scatola circolare di legno a coperchio traspa- 

 rente per garantire l'ago dagli urti «lellaria. I due capi del filo moltiplicatore 

 sporgono fuori della scatola per un tratto di circa due jiicdi, e le estremità so- 

 no avvolte in foglie di stagno per poterle più agevolmente applicare a contatto 

 delle coppie elettromotrici . f.a .scatola è sostenuta da tre viti che servono a 

 livellarla . ÌNella tavola qui unita veggonsi delineati il prospetto, il profilo eia 

 pianta dello stromento. 



