— 283 — 

 attrito. Ciò varrà per correggere il difetto dovuto a sfregamento che non forma 

 lo scopo diretto di questo mio scritto; ma per correggere quello, che si deri- 

 va dalle variazioni delie pressioni barometriche, come si avrà a procedere? Io 

 conobbi, che all' aumentarsi della grossezza delle pareli del vetro, scema 1" ela- 

 sticità ; del che me ne sono convinto con uno sperimento speciale. Basta ap- 

 plicare il pollice e l'indice al bulbo di un termometro -, ed aspettare che acquisti 

 la temperatura delle dita: del che si viene assicurali dallo sfato stazionario della 

 colonna del mercurio: allora non si dee esercitare che una comune pressione per 

 vedere col bulbo a pareli sottili di un quarto di millimetro circa, innalzarsi la 

 colonna del mercurio di un grado centigrado e piti, e rimettersi verso il li- 

 vello primitivo senza però raggiugnerlo pei'fettamente , al levare della pressio- 

 ne. Con uno sforzo sensibilmente ugviale applicato sul bulbo a pareli grosse di 

 j_Lniin I' effetto fu circa di un quarto di grado centigrado. Ora caricato questo 

 bulbo con una pressione di 5o centimetri di mercurio, lo spostamento dello 

 zero fu di 22 centesimi di grado centigrado. Dapprima verificai la perfetta 

 corrispondenza dello zero della scala coli' altezza del mercurio; ed appresso 

 ridussi a zero gradi tutto 1' apparato, procedendo a quel modo che di sopra 

 ho descritto. Con una pressione di mercurio alta 8 centimetri , io non ebbi 

 spostamento sensibile nello zero del termometro. Sicché adunque per rimedia- 

 re alle oscillazioni alle quali soggiace lo zero del termometro pelle ordinarie 

 variazioni barometriche, si dee fare il bulbo termometrico con pareli vitree 

 dello spessore di un millimetro e mezzo circa. Nel che però si perde in sen- 

 sibilità quanto si viene a guadagnare in esattezza. Ho detto nei limili delle or- 

 dinarie variazioni barometriche ; e perciò per tutte le città d' Italia la corre- 

 zione indicala basterebbe, la quale vale pure per Vienna al Danubio, per Sa- 

 lisburgo, per Monaco , Gotha, Berlino, Ginevra, Brusselles, Parigi, Londra, 

 Madrid, Copenaghen, Upsala e Pietroburgo. Solo si avrebbe a fare qualche 

 correzione pella città di Quilo, per 1' ospizio di s. Gottardo e simili ( ZantC' 

 deschi, Trattato di Jisica Voi. II. Part. I. pag. 172, Venezia 1846). Ove 

 però si volesse non aver perdita nella squisitezza, e tuttavia nelle proprie os- 

 servazioni ed esperienze avere tutta l'esattezza possibile, converrebbe prima e 

 dopo delle nostre investigazioni assicurarsi della costanza dello zero come vie- 

 ne suggerito da fisici rispetto all'altra incertezza scoperta dalBellani, dalla quale 

 superiormente abbiamo ragionato. Ma questa correzione non varrebbe pelle 

 nostre esperienze nel vuoto boyleano, in una atmosfera d'aria compressa, negli 

 scandagli termometrici de' mari, de' laghi, de' fiumi, ne'quali è al tutto- neces- 

 Ate^eo. Tom. TI. 37 



