330 SULLA GALVANOPLASTICA 



trolizzazione definita. L'elettrolito era una soluzione di sol- 

 fato di rame , ed il rame ricuperato era il solo elemento di 

 cui tenevo conto; così le indicazioni del Galvanometro erano 

 in rapporto colle quantità di rame ricuperalo in un tempo 

 dato; genere di misura che si può rapportare a qualunque 

 altro quando si traducano le rispettive indicazioni in in- 

 tensità assolute della corrente elettrica dietro la cognizio- 

 ne dell'equivalente elettrochimico del rame (1). 



Questo galvanometro è attraversato da un solo filo an- 

 zi spranga di rame di sezione presso a poco quadrata di 

 quattro millimetri di lato, sottoposta all'ago magnetico il 

 quale è lungo 11 centimetri, e del peso di 6 decigrammi, 

 ed il quale eseguisce 37 oscillazioni al minuto. Ho gradua- 

 to tale istrumento in modo che quando è attraversato da 

 una corrente che sia capace di precipitare in istato metal- 

 lico un grammo di rame all'ora, segni gradi 10, ne se- 

 gni 20, 30, 100 quando si opera la riduzione di 2, 3^ 

 10 grammi di rame all'ora, alle quali indicazioni corri- 

 spondono altre misure, ed altri risultati come è espresso, 

 nella tavola seguente: 



(1) Weber Pogg. Ann., t. LV. p. 181. 



