DI F. PACINt 341 



inferiore (F) sporge a sufficienza fuori del superiore (G) 

 per ricevere una goccia di qualche liquido , che poi per 

 capillarità penetra fra i due cristalli. 



Due altre piccole colonne (LL, Fig. 1.*) poste a di- 

 stanza eguale dalle due precedenti possono servire a dare 

 un punto d'appoggio ad un ago sottilissimo che si intro- 

 duca fra i due cristalli, onde agire meccanicamente sopra 

 l'oggetto microscopico, ovvero possono servire a fissarvi 

 qualche animale vivente, od a sostenere i reofori isolati 

 di una pila voltiana. 



Tale è il porta-oggetti che io propongo, l'uso del 

 quale rende talmente facili le manovre sperimentali, che 

 io non esito punto ad asserire essere quasi impossibile fa- 

 re con altro mezzo tutto ciò che può farsi con questo stro- 

 mento (1). Ma quantunque questo porta-oggetti possa appli- 

 carsi a qualunque microscopio, pure esso non può offri- 

 re tutta la utilità di cui è suscettibile senza che anche il 

 microscopio abbia una costruzione adattata. 



Perchè un microscopio sia in questa condizione, biso- 

 gna che la sua costruzione permetta di agire sull'oggetto 

 microscopico nel tempo stesso che si osserva, poiché è 

 appunto nel momento in cui si agisce in qualche modo 

 sull'oggetto, che questo si presenta sotto tutti gli aspetti 

 possibili, e così possiamo farci una idea completa della 

 sua forma e natura. Ora tutti i raicroscopii nei quali il 

 sostegno del porta-oggetti è mobile hanno l'inconveniente 

 di fare perdere di vista l'oggetto nel tempo slesso che si 

 agisce sopra di esso, cioè nel più favorevole momento in 

 cui bisognerebbe meglio vederlo. È vero che con un lungo 



(1) Questo porta-oggetti potendosi applicare a qualunque mi- 

 croscopio , non sarà inutile il sapere da chi volesse provvederselo, 

 che può acquistarsi , al prezzo di 20 lire toscane , presso il Sig. 

 Corrado Wolf, abilissimo meccanico di Firenze, — Via Chia- 

 ra N. 22().S - . 



