342 NUOVO MECC. DI MICR. 



esercizio si giunge a rendersi padroni di tali difficollà, 

 come anche io vi sono giunto col microscopio che ho ado- 

 pralo fin qui, ma con tal sorta di slromenli le osserva- 

 zioni sono estremamente difficili, lunghe e faticose, né mai 

 si arriva sì speditamente ad un resultato completo. È ne- 

 cessario adunque che il sostegno del porta-oggetti sia 

 -fisso, come è nei microscopii di Ploessl, di Oberhauser 

 e Trécourt ecc. , ed allora esso può dare un sufficiente 

 appoggio alle mani mentre si manovra con delicatissimi e 

 precisi movimenti l'oggetto microscopico; diversamente, 

 quando cioè il sostegno del porta-oggetti è mobile, basta 

 soltanto l'appoggiare un dito perchè l'oggetto esca dal 

 fuoco del microscopio e in conseguenza si perda di vista 

 nel momento più favorevole. La immobilità del sostegno 

 del porta-oggetti rende dunque necessario che il corpo del 

 microscopio o la sua parte diottrica possa alzarsi ed abbas- 

 sarsi cornee nei microscopii accennati ^ e come è in quello 

 che vado a descrivere. 



Due proporzionate colonne sorgono dalla base dello 

 slromento (Fig. 4.^) e sostengono il piano immobile { k k) 

 del porta-oggetti. Tali colonne lasciano quasi da ogni 

 parte accessibile l'apparecchio di illuminazione, molto 

 meglio che nel microscopio di Oberhauser, tanto per le 

 diverse sorgenti da cui si può ricevere la luce, quanto 

 perchè si possono facilmente regolare 1 giuochi di luce e 

 r apparecchio di polarizzazione. 



Sul piano immobile (A A) che sostengono le due co- 

 lonne vi ha un pezzo (B) il quale sostiene il gran disco 

 (C) del porta-oggetti. Questo disco è così chiamato per- 

 chè sopra di esso viene posato il porta-oggetti quando si 

 vuole osservare, cui basta soltanto il proprio peso per es- 

 servi mantenuto in qualunque posizione. Questo disco del 

 porta-oggetti ha nel suo centro un foro di mediocre dia- 

 metro per il quale passa il fascio di luce destinata ad il- 

 luminare l'oggetto; e sulla circonferenza del disco si tro- 

 va una graduazione in 360". 



