DI F. PACINl 843 



Il disco del porta-oggetti ha due moviinenli perfella- 

 menle orizzontali, ma l'uno è rettilineo, l'altro è cir- 

 colare. 



Il movimento rettilineo è in direzione d'avanti in 

 dietro e viceversa. Questo movimento si fa sopra il piano 

 immobile (A A) per mezzo del pezzo (B) il quale è mosso 

 d'avanti in dietro dalla vite micrometrica della quale più 

 sotto parleremo. 



Il movimento circolare del disco del porta-oggetti si 

 fa attorno al suo centro sopra il pezzo (B). Questo mo- 

 vimento serve a far girare regolarmenle l'oggetto in un 

 piano orizzontale, e può servire ancora, come in un Go- 

 niometro , per misurare gli angoli dei cristalli microsco- 

 pici a favore della graduazione che porta questo disco (1). 

 Allorquando avrò parlato di un altro movimento, proprio 

 della parte diottrica del microscopio, mostrerò i vantaggi 

 che resultano dalla combinazione di questi diversi movi- 

 menti. 



La disposizione della vite micrometrica di questo mi- 

 croscopio merita anche essa di esser fatta notare. Questa 

 vite porta posteriormente un gran disco micrometrico (D), 

 in cui si leggono 100 divisioni, ed un nonio (E) divide 

 ulteriormente tali parti in frazioni più piccole. Essa Ira- 

 versa orizzontalmente il sostegno della parte diottrica del 

 microscopio, e muove d'avanti in dietro il pezzo (B), e 

 con esso il disco (C)^ ed il porta-oggetti quando vi è si- 

 tualo. È particolarmente da osservarsi che questa vite è 



(I) Tale ulilissima disposizione non è da confondersi col preteso 

 disco girante (platine tournante) del microscopio di OberMuser 

 poiché in esso questo disco girando insievie colla partediottrica del 

 microscopio, accade che l'oggetto rimane immobile nel campo vi- 

 suale , onde è lo stesso che il disco sia fisso : per conseguenza io 

 non comprendo quale utilità possa avere questa disposizione se non 

 forse per correggere altri difetti , dei quali non manca. 



