350 NUOVO MECC. DI MICR. 



V,V. Altre due colonnelle alquanto più basse ma un 

 poco più grosse delle due precedenti. Il capitello di 

 queste due colonnette svitandosi serve a fissare il 

 cristallo superiore come nella fig. 3." V,V. 



Fig. 2.^ Rappresenta obliquamente e isolalo il pezzo D 

 della figura 1.^ Questo pezzo riposa sul disco C 

 della medesima figura, e serve a sostenere il cri- 

 stallo inferiore , che vi è ritenuto per mezzo di 

 due piccole molle 1,1, (Fig, l"", 2"*, 3^). 

 lo E, E questo pezzo presenta due appendici ripie- 

 gate in sotto ed in dentro , le quali abbracciano la 

 circonferenza del disco C come nella figura l^ Così 

 questo disco nel girare alzandosi od abbassandosi 

 porta seco il pezzo D ; ma affinchè questo pezzo 

 non giri egualmente, le due appendici E presentano 

 una scanalatura verticale che corrisponde alle due 

 colonnelle V,V (fig. 1**); perciò questo pezzo è 

 tenuto in guida delle due colonnette V5V, che non 

 gli permettono altro che dei movimenti di innalza- 

 mento di abbassamento ;, per cui i due cristalli 

 possono porsi a qualunque minima distanza fra loro. 



Fig. 3.^ Rappresenta in piano la forma dei due cristalli 

 incrociati, e contenenti un oggetto microscopico- 



F. Cristallo inferiore ritenuto dalle mollette 1,1, sul 

 pezzo D (Fig. r, e 2"). 



G. Cristallo superiore ritenuto dai capitelli V,V, 

 delle due colonnelle relative (fig. 1"). 



Fig. 4.'' Rappresenta obliquamente il resto del micro- 

 scopio. 



A . A. Piano immobile del porta-oggetti , di forma el- 

 littica, sostenuto da due colonne, ecc. 



B. Pezzo che riposa sul piano precedente, e che è 

 mosso d' avanti in dietro e viceversa dalla vile 

 micrometrica D. 



C. Gran disco del porta-oggetti, sul quale si posa 



