1 1 6 GAMBE ARTIFIZIALI 



torno le due aste , e a queste invitato . A rendere più 

 obbligato l' apparecchio più facile il movimento , un cai- j 

 zone di pelle (rr) unito inferiormente nell'interno del 

 imbottitura della zona , riveste la natica corrispondente , | 

 e mediante annessa fascia (ss) larga quanto è d'uopo, 

 si stringa all' intorno del corpo mediante due fibbie . 

 Credetti opportuno infine , trattando di un apparecchio 

 necessariamente grande , e che non può essere per vero 

 molto leggero , possa 1' amputato servirsi della forza della 

 spalla corrispondente alla applicazione dell'apparecchio, 

 e ciò mediante un soprascapollare ^ (u) il quale è unito 

 ai lati del calzone in due punti diversi per parte , me- 

 <liante divisione dello scapollare stesso, (vv) il quale si 

 può accorciare , o allungare a piacimento per via di una 

 fibbia . (x) 1\ resto della gamba , e piede saranno al 

 solito coperti della pelle di dante , onde dar forma alla 

 gamba , e a maggior pulizia dell' apparecchio , non che 

 il piede deve essere di più , vestito della scarpa , come 

 si disse degli altri. 



Nulla posso dire di positivo sulla utilità di questi ul- 

 timi apparecchi , imperciocché fino ad ora non mi è 

 avvenuto dì provarli in pratica , per la qual cosa io li 

 annunzio soltanto come semplice idea meccanica basata 

 sugli stessi princìpi dell' apparecchio già esperimentato , 

 sì perchè i Chirurgi possano all' uopo metterli in esecu- 

 zione , sì perchè degli apparecchi tutti altrove citati , 

 non v' ha che quello di Wilson , che appartenga all'ampu- 

 tazione della coscia , il quale fu ben presto al suo na- 

 scere dimenticato . Io per altro ebbi occasione di cono- 

 scere, vari anni or sono, in Bologna un Signore , il quale 

 per sua mala sorte essendo stato amputato della coscia 

 allo Spielbergh fece venire di Francia , e dalla Germa- 

 nia due addattati meccanismi i quali erano di tal peso, 

 e in modo complicati , d' esserne affatto inutili all' uso , 

 per cui V amputato fu costretto con dolore partirsi da 

 Bologna colle stampelle . Un altro apparecchio simile 



