170 ISTRUMENTO IDROMETIUCO 



CAPITOLO IL 



Descrizione dello strumento . 



§. 3. Stabilite queste due generali proposizioni, più 

 spedita ed agevole riuscirà la dimostrazione risguardante 

 V uso del novello idrometro , che ora mi fo a descri- 

 vere . 



La parte di lui principale è un ordigno capace 

 fBPA { fig. 2.), che per certa analogia di forma, e 

 per comodità di indicazione chiameremo la navicella . 

 Esso è formato di latta o altra lastra metallica a suffi- 

 cienza robusta od armata per sostener le pressioni cui 

 l'esporrà l'uso pel quale è costrutto. La sua conforma- 

 zione in ogni parte vuol essere cosiffatta , che discen- 

 dendo o salendo lentamente in direzione rettilinea dalla 

 superficie della corrente al fondo dell'alveo, e viceversa, 

 in modo che la lunghezza f P sia sempre incirca pa- 

 ralella alla direzione della corrente , succeda la minor 

 possibile alterazione nel corso dell' acqua , specialmente 

 verso i due punti f , f . Perciò , primieramente , la sua 

 lunghezza fP è conslderabllmente maggiore delle altre 

 sue dimensioni, e la sezlon massima trasversale non deve 

 eccedere uno o due decimetri quadri ^ inoltre la prora 

 D f B è a foggia d' acuta cuspide , tale che non solo 

 venga stendendosi molto piìi in lungo che in alto , se- 

 condo che mostra il profilo , ma ancora la dimensione 

 di larghezza si mantenga notabilmente minore dell' al- 

 tezza , almeno per un certo non plccol trattato f D B . 

 Sarebbe utile che la parte superiore (perciocché va coper- 

 ta ) e l' inferiore della navicella fossero alquanto cuneate a 

 cresta , per minorare la resistenza per sé picclola del lento 

 discendere e risalire . Il fianco f B P debb' essere piano , 

 se non che verso 1' estremità f egli e il rimanente della 

 parete della prora , dolcemente assecondandosi con 



