— 116 — 



so dass bei gleichem Grade der Besounuug ganz verschiedene Er- 

 wärmung stattfinden konnte. Aeusserst auffallend zeigte sicli dies 

 bei einem später benutzten Instrumente (No. 2) mit liegenbleiben- 

 dem Faden, welches einen Napfansatz besitzt (Hick's Patent). 



Die Menge des zu erwärmenden Quecksilbers ist bei den 

 käuflichen Thermometern wegen der Empfindlichkeit stets sehr 

 gering, die Oberfläche verhältnissmässig gross. Dadurch ist die 

 Möglichkeit gegeben, dass (bei täglich einmaliger Registrirung) ein 

 Tag mit einem kurzen Sonuenblick gleich in's Gewicht fällt mit 

 einem solchen, an vA^elchem die Sonne andauernd scheint. 



Mein anfangs benutzter Thermograph (No. 1) hatte ausserdem 

 den individuellen Fehler nicht ganz reines Quecksilber und Luft 

 zu enthalten. Die Reibung des scharfkantigen Glasstäbchens 

 (Zeiger) veranlasste Rauhwerdeu der Wandungen und zuletzt einen 

 Widerstand, der zuweilen das Vorbeischieben des Metalles gestattete. 



Ich habe daher, durch Yermittelung des Herrn Mechauicus 

 Albert hier, ein dem Hick'schen ähnliches Instrument (No. 3) 

 anfertigen lassen, von welchem ich, nachdem es seit dem 1. Juni 

 1:871 im Gebrauche ist, glaube sagen zu dürfen, dass es die ge- 

 rügten Mängel umgeht. 



Das Gefäss desselben ist möglichst der Kugelgestalt genähert, 

 gleichmässig und in gleicher Wandstärke aus farblosem Glase 

 geblasen. Es enthält ca. 400 Gramm reines Quecksilber und ist 

 frei nach Süden gerichtet. Zwischen ihm und dem Napfansatze 

 ist der Arm befestigt, welcher zum Zv/eck der Einstellung um 

 seine horizontale Axe drehbar ist. Der Napf ragt eben so hoch 

 über die Axe des Scalenrohres hervor wie die Kugel; doch ent- 

 hält er eine verschwindend kleine Menge Luft, damit das zur 

 Ausgleichung von dort zu entnehmende Quecksilber nur von hier 

 uachströmen kann , während der Faden ruhig in seiner Lage 

 verharrt. 



Die Scala ist O'S Meter lang, reicht von -10« C. bis + 60» C. 

 und besitzt am Ende eine Arretirung. 



Leider zeigte auch dieser Apparat einen Fehler, bedingt 

 durch die grosse Weite des Scalenrohres und den labilen Zu- 

 stand des Quecksilbers. Erschütterungen , wie sie durch Vögel, 

 welche mit Vorliebe auf dem horizontalliegenden Stabe Platz 

 nehmen, hervorgebracht werden, vermögen die Indication merklich 

 zu alteriren. 



