484 MICR. DIOTTRICO UNIVERSALE 



apparecchio costiluiie , e questo presento ai micrografi , for- 

 nito pur anco di una nuova forma di microscopio solare; 

 con che generalizzati anche più i modi di osservazione, 

 non sarà forse irragionevole, che questo appelli Micro- 

 scopio diottrico universale, slimandolo capace di ogni 

 estesa applicazione nell'arte micrografica. 



Apparirà di leggieri come nell' insieme del meccanismo 

 m'abbia serbata la disposizione con che il Chevallier sui 

 perfezionamenti introdotti dall'illustre Amici eseguiva il 

 suo lavoro. Lo modificava soltanto in quelle particolarità 

 che reclamano i nuovi uffici a che lo volea destinato; ben 

 contento serbare nella sua quasi completa integrità un appa- 

 rato, il quale pella precisione ottica non solo, ma pella 

 esattezza meccanica, va giustamente estimato fra i più 

 perfetti ed utili congegni, che l'arte abbia somministrato 

 alle scienze. 



Nell'asta cilindrica a fig. 1.^ (l),che va fissa in sul 

 piano della custodia ov'è racchiuso l'istrumento, nella 

 parte superiore è una cerniera, cui si unisce un pezzo oriz- 

 zontale a doppia snodatura b. e, al quale per altra cer- 

 niera congiungesi un anello metallico che può elevarsi ver- 

 ticalmente, ed abbassarsi orizzontale, e che ristretto da 

 una vite in d' racchiude e fìssa il tubo e, alle cui estre- 

 mità sì stabiliscono in a' b' i vari sistemi di lenti oculari 

 ed obiettive acromatiche di che va fornito l'istrumento. 

 Un rochetto d'ingranaggio e può allungare od accorciare 

 un tubo rientrante io e, onde avere maggiori o minori in- 

 grandimenti a seconda che l'oggetto da osservarsi viene 

 posto a maggiori o minori distanze dall' obiettivo. 



Al pezzo orizzontale b c,h fissa in f con vite, un asta 

 dentata verticale stretta nell'altra estremità dalla vite f ad 



(1) Lo dimensione della figura è due settimi della gran- 

 de zza dell' istrumento , che è disposto e racchiuso in una cas' 

 tetta lunga 30 , larga 20 , alta IG centimetri. 



