nENDICO>TO ACCADEMICO 25 



quaolìlà d'acqua piovuta indicassero ancora il tempo in 

 cui venne cadendo; vale a dire gli Udometrografì. = 



Notati i difetti degli Udometrografì in uso, l'Acca- 

 demico si fa a proporne un nuovo, che possìbilmente ne 

 vada scevro, e sia adattato alla comune capacità, sicché 

 possa stabilirsi nelle fattorie non meno che ne' santuarj 

 della scienza. 



:= Componesi questo di tre parti principali, e cioè 

 di un Udometro comune, di un Galleggiante, e di un 

 Cilindro orario. 



L'Udometro è formato da un imbuto, o vaso cilin- 

 drico del diametro di 0">,5, terminato inferiormente in un 

 cono rovesciato, dal vertice del quale parte un tubo, che 

 s'innesta in un cilindro verticale presso la sua inferior base, 

 nel quale versa la pioggia raccolta dall' imbuto. Questo reci- 

 piente cilindrico esattamente calibrato ha il diametro alcun 

 poco minore di 0'^,^ò, così che la sua base interna unita 

 a quella del tubo formino una superficie esattamente sub- 

 quadrupla di quella colla quale l'imbuto raccoglie la piog- 

 gia. Stabilendosi ora che le osservazioni si raccolgano ogni 

 24 ore, dovrà il recipiente avere un'altezza, che superi 

 alquanto il quadruplo dell'altezza massima a cui giungano 

 le acque piovute in 24 ore, la quale varia nelle diverse 

 località. 



Entro il recipiente si muove il Galleggiante formato 

 da un disco di vetro cavo nell'interno e chiuso da ogni 

 parte, del diametro di 0m,23, dal centro del quale sorge 

 un'asta cilindrica pure di vetro, che esce per piccolo foro 

 praticato nel centro della base superiore del recipiente, e 

 termina superiormente in un'appendice metallica in for- 

 ma di T stabilmente fissatavi. Gli estrerai dell'asta oriz- 

 zontale di questa appendice metallica terminali in due sot- 

 tili perni portano due carruccole mobilissime;^ -scanalate 

 nella periferia, le quali s'adattano contro due asticelle 

 metalliche , fermate verticalmente sulla base superiore del 



