— 15 — 



von 50° hineingestellt, welches sich auf 1B 1 /* einge- 

 stellt hat," ') 



Ein drittes Thermometer war in 300 Grade ein- 

 geteilt, 



Ein Glaskünstler, der für den Grossherzog arbeitete, 

 pflegte zu sagen, er würde sich getrauen, zwei, drei 

 oder mehrere öOgradige Thermometer zu machen, die 

 im gleichen Räume gleiche Grade zeigten, nicht aber 

 solche von 100 oder 300 Graden. 



Als Antinori 1829 eine Anzahl Thermometer der 

 Akademiker auffand, wurde von Libri eine Vergleichung 

 mit der sog. Reaumurskala vorgenommen. Das Resultat 

 war, dass 0° R. auf 13,5° Fl. und Fl. auf — 15° R, 

 fiel. Die Übereinstimmung des Eispunktes ist fast zu 

 vollkommen, indem im Laufe langer Jahre wohl in 

 diesen Thermometern der Eispunkt auch etwas dürfte 

 gestiegen sein. 



Zu ganz allgemeiner Kenntnis sind die Florentiner- 

 thermometer in der Mitte des 17. Jahrhunderts nicht 

 gelangt. Ich habe versucht zu ermitteln, ob vielleicht 

 solche Instrumente zugleich mit den astronomischen, in 

 China hergestellten, dort eingeführt worden seien; allein 

 weiter als zu einem Thermoskop, auf der Ausdehnung 

 der Luft beruhend und nach Art des Instrumentes von 

 Galilei oder Sanclorius gebildeten hat es der in astro- 

 nomischen Dingen wohl erfahrene Jésuite, der die Her- 

 stellung aller Instrumente leitete, nicht gebracht. 



Ferdinand Verbietst S. J. 2 ) widmet in seiner Astro- 

 noinia europœa, Ex umbra in lucem revocata sub im - 



1 ) Saggi di natur. Esp. 1841, p. 39. Die Akademiker de! 

 Cimento betrachteten die 50gradigen Thermometer, laut Sagg. 

 p. 120 als i più commodi, i più sinceri, e per consequenza i piii 

 adoprati a conoscer le alteruzioni del aria. 



2 ) Über Ferdinand Yerkicst?* Schriften siehe T. S. Bayer in 

 Miseell. Berol. T. VI Nr. III p. 18i)— 192. 



